Messungen der inneren Leitfähigkeit von Zellen. III. 17 



in der Verteilung der magnetischen Kraftlinien genügend geltend 

 machte. 



II. Erfolgreicher waren Versuche, in welchen der dämpfende 

 Elektrolyt aus der Selbstinduktion des Sekundärkreises herausverlegt 

 und die Dämpfung statt dessen in die Kapazität gebracht wurde. 

 Der Sekundärkreis wurde folgendermaassen aufgebaut: 



Fig. 1. 



Sj und s 3 sind die Koppelungsspulen für den Primär- und für den 

 Tertiärkreis (s. 1. c. Fig. 10 S. 204), s 2 die Hauptselbstinduktion 

 und c x als Hauptkapazität ein Drehplattenkondensator. Diesem ist 

 parallel geschaltet die folgende kleine Kapazität c 2 (in der Figur im 

 Querschnitt) : aus zwei Glasplatten und aus Hartgummileisten ist ein 

 flacher oben offener Trog von 60 mm Höhe, 60 mm Breite und 

 6 mm Tiefe hergestellt , den die Breitseiten bildenden Glasplatten 

 sind als Kondensatorbelegungen zwei Messingbleche von 58 X 58 mm 

 angedrückt. Der Trog dient zur Aufnahme des Elektrolyten, sei es 

 einer Lösung, sei es der Zellen. 



Die Füllung dieses kleinen Trogs macht sich dann im wesent- 

 lichen in folgender Art geltend: Angenommen, bei Füllung mit 

 Wasser sei der Sekundärkreis auf Resonanz mit dem Primärkreis 

 eingestellt, dann wird bei Ersatz des Wassers durch Elektrolyt die 

 Kapazität des Kreises geändert, weil nun, wie die folgenden zwei 

 Schemata andeuten, an die Stelle des einen kleinen Kondensators 

 mit den Dielektrika Glas- Wasser- Glas sozusagen zwei Kondensatoren 

 getreten sind, welche durch Elektrolyt hintereinander geschaltet sind : 



Pflüger 's Archiv für Physiologie. Bd. 150. 2 



