18 Rudolf Höber: 



1. Leiter 

 (metallisch) 



Glas 



2. Leiter ri | Leiter 



(metallisch) | ^ ias | (Elektrolyt) 



Wasser ! Glas 

 Glas 



Leiter 

 (metallisch) 



Leiter 

 (metallisch) 



Es wird also durch die Füllung mit dem Elektrolyt eine Ver- 

 stimmung der beiden Schwingungskreise gegeneinander eintreten 

 müssen ; der Stromeffekt, welcher durch Thermodetektor und Galvano- 

 meter des Tertiärkreises angezeigt wird, wird bei der jetzigen Ein- 

 stellung des Drehkondensators also nicht mehr maximal sein. Der 

 Stromeffekt steigt aber natürlich wieder, wenn man jetzt durch ent- 

 sprechende Kapazitätsänderung des Drehkondensators von neuem auf 

 Resonanz einstellt. Füllt man nunmehr den Trog mit Elektrolyt- 

 lösungen verschiedener Konzentration, so ändert sich zwar die 

 Resonanzlage nicht mehr wesentlich, wohl aber wird der Galvano- 

 meterausschlag dennoch verschieden je nach der Elektrolytkonzentration, 

 und zwar wird er um so grösser, je grösser die Konzentration. 

 Das ist vorauszusehen. Denn der Elektrolyt ist ja nach der eben 

 gegebenen Darstellung sozusagen leitende Verbindung zwischen zwei 

 in Serie geschalteten kleinen Kondensatoren, und die Dämpfung in 

 einem Schwingungskreis ist um so kleiner, je kleiner der Ohm' sehe 

 Widerstand (s. 1. c. S. 192). 



Es war nun zu prüfen, ob diese Anordnung genügend empfind- 

 lich ist, kleine Unterschiede in den Elektrolytkonzentrationen an- 

 zuzeigen. Dazu wurde der' Sekundärkreis so dimensioniert, dass er 

 relativ viel Selbstinduktion enthielt, nämlich 14 Windungen von 

 12 cm Durchmesser bei einer Spulenhöhe von 5 cm; unter diesen 

 Umständen machen kleine absolute Änderungen innerhalb der Selbst- 

 induktion relativ viel aus. Um den Mangel einer ausreichenden Regel- 

 mässigkeit in der Energiezufuhr zum Schwingungskreis, welcher sich 

 in einem die Genauigkeit der Messungen störenden Hin- und Her- 

 schwanken des Galvanometerzeigers äussert (s. 1. c. S. 205 und 207), 

 nach Möglichkeit zu bekämpfen, wurden statt einer Messung des 

 Stromeffekts bei jeder Füllung der kleinen Parallelkapazität mehrere 

 Messungen unter kleiner Variierung der Kapazität um die Resonanz- 

 lage herum ausgeführt; man erhält dann eine zu der jeweilen vor- 

 handenen Elektrolytkonzentration zugehörige „Resonanzkurve". 

 Die Fig. 2 gibt ein Beispiel für den Gang eines Versuches : Die kleine 

 Parallelkapazität war mit je 15 cem Kochsalzlösung gefüllt; die 

 Abszissenwerte in der Figur sind Werte für die Fein Stellung des 



