20 Rudolf Höber: 



thermischen Nachwirkungen im Thermodetektor durch Änderung der 

 Nulllage des Galvanometerzeigers störend geltend machen, und dies 

 umsomehr, als die Aufnahme der Resonarzkurven eine grössere An- 

 zahl von Messungen erfordert. 



III. Es wurde deshalb noch eine weitere methodische Abänderung 

 versucht: Der Elektrolyt wurde nicht der Hauptkapazität, sondern 

 der Hauptselbstinduktion parallel geschaltet, und zwar in folgender 

 Weise: Die Selbstinduktion, bestehend aus 30 auf Glas gewickelten 

 Windungen von 12 cm Durchmesser, wurde durch Anlöten von 

 Drähten a, b, c (s. das Schema Fig. 3) unterteilt. Die Elektrolyt- 

 lösungen bzw. die Zellen kamen in eine Röhre von der Form der 

 Fig. 4. Die Länge der Röhre beträgt 27 cm, der innere Durchmesser 

 9 mm, die Füllung von Elektrode zu Elektrode beansprucht ca. 7,5 ccm, 

 die Elektroden bestehen aus Platin. Diese Röhre wird der Selbst- 

 induktion durch Verbindung mit zweien der Abzweigungen parallel 

 geschaltet, deren Abstand so gewählt ist, dass Dämpfung durch 

 Energieverzehrung sowie Verstimmung nicht zu gross und nicht zu 

 klein sind. Die Form der Röhre ist deshalb gewählt, damit erstens 

 der Widerstand gross ist, sonst wirkt die Röhre als Kurzschluss, 

 und es entstehen gar keine Schwingungen; zweitens muss =die 

 Kapazität klein sein, sonst wird der Schwingungskreis total gegen 

 den Primärkreis verstimmt und schwingt deshalb nicht mehr. 



Die Brauchbarkeit der Methode für die Erkennung von Kon- 

 zentrationsunterschieden bei Kochsalzlösungen erhellt aus folgendem 



Protokoll : 



Galvanometerausschlag 



Röhre leer 47,5 



Röhre gefüllt mit Wasser 46,5 



„ 0,05% NaCl 38,5 



„ „ 0,1% „ 33,5 



„ „0,2% „ 29 



„ „ 0,3% „ 26,5 



„ „ 0,4o/o „ 24,5 



„ „ 0,5% „ 23 



,, „ 0,6% „ 22 



„ „ .0,7% „ 20,5 



Die Galvanometerausschläge sind also um so kleiner, je 

 grösser das Leitungsvermögen. 



Diese Methode, welche aus der Fortentwicklung der zuvor ge- 

 nannten entstanden ist, ist von den bisherigen Verfahren wesentlich 

 verschieden darin, dass zwischen Elektroden und Elektrolyt kein 



