292 W. Einthoven, G. Fahr und A. de Waart: 



natürlich niemals erzielt werden kann und immer kleine Fehler, 

 sagen wir von einigen wenigen Prozenten, vorkommen können, wird 

 die Genauigkeit sehr gering, mit weleher man eine kleine niedrige 

 Zacke durch Subtraktion zweier einander nahezu gleich grossen 

 Zacken ermittelt. 



Sind z. B. Tj und T u ungefähr gleich gross, so ist der be- 

 rechnete Wert von T IU nach der Formel T U i = Tu — Ti sehr un- 

 genau. Die wirklich registrierte Tm gibt ihre Grösse dann viel ge- 

 nauer an als die berechnete , und bei einer Vergleichung der drei 

 Kurven ist es unter diesen Verhältnissen angemessen, von einer der 

 beiden ersten und von der dritten Ableitung auszugehen, um mittels 

 der hierdurch erhaltenen Daten die Kurve der übrigbleibenden Ab- 

 leitung zu finden. 



Obenstehende Betrachtung macht es deutlich, dass man sich in 

 der Regel nicht mit zwei Ableitungen begnügen darf in der Meinung, 

 die Kurve der übrigbleibenden Ableitung sei nun schon aus den 

 Daten der beiden erstgenannten genügend bekannt. Denn die 

 Dimensionen einer mittels Berechnung konstruierten Kurve können 

 nicht nur einfacher, sondern auch viel genauer durch direkte 

 Registrierung ermittelt werden. 



4. Das Schema des gleichseitigen Dreiecks. Richtimg und 

 manifeste Grösse des resultierenden Potentialunterschiedes 



im Herzen. 



Wie wird man aus den Kurven, die bei den drei Strom- 

 ableitungen aufgenommen sind, die wirkliche Richtung der Potential- 

 unterschiede im Körper kennen lernen? 



Wenn man diese Frage zu beantworten sucht, so kommt man 

 auf die einfachste Weise zum Ziel, indem man zunächst den mensch- 

 lichen Körper schematisiert. Als besonders zweckmässig darf die 

 Anwendung des folgenden Schemas — das wohl als das Schema des 

 gleichseitigen Dreiecks x ) bezeichnet werden darf — empfohlen 

 werden. Hierin wird der menschliche Körper durch eine flache, 

 homogene Platte von der Form eines gleichseitigen Dreiecks ELF, 

 s. Fig. 17, vorgestellt. Der Strom wird von den Ecken zum Galvano- 

 meter abgeleitet. R entspricht dem rechten, L dem linken Arme, 



1) Vgl. auch einen Vortrag, der den 19. März 1912 in der „Chelsea Clinical 

 Society" in London abgehalten wurde. The Lancet p. 853 vom 30. März 1912. 



