Über die Richtung und die manif. Grösse der Potentialschwankungen etc. 31 i 



aufgesucht, die zwischen denselben Zahlen 5 und 3,5 liegt. Eine 

 solche ist III. 



Hier findet man für e = 3,8 — das ist für einen Wert, der dem 

 Werte 3,75 am nächsten steht — den zugehörigen Winkel — 8 °. 

 Daraus folgt, dass der gesuchte Wert ist a '== — 8 °. 



Es wird nur selten vorkommen, dass man die Verfügung hat 

 über Daten , womit man a genauer als auf 1 ° oder 2 ° berechnen 

 kann. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass es bisweilen nicht 

 leicht ist zu entscheiden, ob die Potentialunterschiede, die bei einer 

 jeden der drei Ableitungen an den Tag treten, genau in dieselbe 

 Phase einer Herzperiode fallen. Weiter gibt es unausbleibliche 

 Messungsfehler, die bei der Verwendung eines zweckmässigen Saiten- 

 galvanometers weniger durch die Unvollkommenheiten des Instrumentes 

 oder durch den varriierenden Körperwiderstand veranlasst werden, 

 als vielmehr in der Schwierigkeit ihre Ursache haben, die Empfind- 

 lichkeit der Saite genau auf einer im voraus bestimmten Grösse 

 einzustellen. 



Wir sind wohl genötigt, dem Umstände Rechnung zu tragen, 

 dass den Messungen Fehler von einigen, sei es auch nur einigen 

 wenigen Prozenten anhaften. Es ist darum oft wünschenswert, die 

 direkten Messungsergebnisse zu korrigieren, bevor man zur Berechnung 

 des Winkels a übergeht. Man trage dabei Sorge dafür, dass die 

 korrigierten W T erte immer der Bedingung der Formel (4) genügen, 

 nämlich, dass e s = e 2 — e t , denn nur unter diesen Umständen kann a 

 mit der erwünschten Genauigkeit berechnet werden. 



Die Anwendung der Korrektion soll mit einem Beispiele erläutert 

 werden. Nehmen wir an, dass man für eine gewisse Zacke des 

 E. K. G., z. B. für die T-Zacke, bei den drei Ableitungen die nach- 

 folgenden, in Zehnteln eines Millivolts ausgedrückten Werte findet: 

 jTj=10, T//=10, Tm= — 1. So müssen diese Werte korrigiert 

 werden. Setzen wir voraus, dass der prozentische Fehler in der 

 Höhe der Zacke bei einer jeden der drei Ableitungen ungefähr gleich 

 gross ist, so ist der absolute Wert des Fehlers in der kleinen Zacke 

 Tai am geringsten. Nach prozentiseher Korrektion und Abrundung 

 auf Hundertstel eines Millivolts bleibt die Grösse von Tui = — 1,0 

 unverändert, während Ti und Tu in dem Sinne modifiziert werden, 

 dass Tj = 10,5 und T u = 9,5 gesetzt werden muss. Mit Hilfe 



