32 W. Roerdansz: 



Gowers^), Abbe^), Bürker^) und Reinert^), deren hervor- 

 ragende Verdienste um die "Wissenschaft der Blutkörperchenzählung 

 allgemein anerkannt sind. Heute weiss der gewissenhafte Hämatologe, 

 dass er, um sich ein richtiges Bild von der jeweilig vorliegenden 

 Blutprobe machen zu können, sich nicht der Mühe der Zählung der 

 Formelemente des Blutes entziehen darf. Die Blutkörperchenzählung 

 mit Hilfe der Zählkammer ist und bleibt eben bei den quantitativen 

 Blutanalyseu für den forschenden Physiologen eine unausbleibliche 

 Arbeit. Deshalb muss die Technik auch die Gelehrten unterstützen, 

 indem sie dafür Sorge trägt, dass in erster Linie bei der Anfertigung 

 von Zählkammern darauf geachtet wird, übersichtlich ange- 

 ordnete, zuverlässig arbeitende und leicht zu reinigende 

 und auseinanderzunehmende Apparate zu konstruieren. 

 Auch muss die Einteilung des Zählnetzes so beschaffen sein, 

 dass der Physiologe die vermittels der Kammer erhaltenen Zähl- 

 resultate in kürzester Zeit bequem und ohne grosse 

 Rechenoperationen vorzunehmen auf die Einheit un- 

 verdünnt e n B 1 u t e s , in K u b i k m i 1 1 i m e t e r n a u s g e d r ü c k t , 

 reduzieren kann. Diesen Forderungen scheint eine von mir 

 konstruierte Zählkammer Rechnung getragen zu haben, deren Aus- 

 führungsform im folgenden näher beschrieben werden soll. 



Ausfüll ningsforni der neuen Zählkammer. 



Auf eine beiderseits plangeschliifene Objektglasplatte (s. Fig. 1) 

 von 78 mm Länge, 30 mm Breite und 3 mm Dicke sind drei parallel 

 zueinander laufende Glasleisten in der Richtung der Längsseite auf- 

 gekittet. Die Leisten sind an ihren Enden abgerundet und besitzen 

 vollkommen planparallele Ober- und Unterflächeu. Die Höhen- 

 diiferenz zwischen dem äusseren Leistenpaar und der bedeutend 

 kürzeren Mittelleiste ist genau 0,100 mm. Auf der Oberseite der 

 Mittelleiste ist die Ketzteilung (s. Fig. 2) angebracht, die bei einer 

 Länge von 10 mm und einer Breite von 2 mm in 20 X 8 = 160 

 grössere Quadrate, deren Seiten 0,25 mm lang sind, geteilt ist. Durch 

 deutliche Linienmarkierungen sind je 16 dieser grösseren Quadrate 

 zu einem grössten Quadratkomplexe, der genau 1 qmm entspricht, 



1) Gowers, The Lanzet. Vol. 2 p. 797. 1877. 



2) A.bbe, Gesammelte Abhandl. von E. Bd. 1. 1904. 



3) Bürker, Pflüger's Arch. Bd. 118. 1907. 



4j Rein er t, Die Zählung der Blutkörperchen. Leipzig 1891. 



