Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmethoden. 83 ■ 



zusammengefasst. Schliesslich sind noch die beiden mittelsten, parallel 

 zu den kürzeren Seiten der Objektglasplatte gelegenen Quadrat- 

 reihen von 1 qmm Flächeninhalt behufs Zählung roter Blutkörperchen 

 in noch kleinere Quadrate geteilt, deren Seiten 0,05 mm lang sind. 

 Die Anordnung dieser kleinen Quadrate ist so getroffen, dass an- 







cx^ 



&c 











Fig, 1. (Xatürl. Grösse.) 



grenzend am oberen und unteren Rande des Zählnetzes je 80 Qua- 

 drate zu einem Quadratkomplexe vereinigt sind, während in der Mitte 

 noch ein dritter Quadratkomplex liegt, der aus 180 kleineren Qua- 

 draten besteht, so dass im ganzen 320 kleinere Quadrate vorhanden sind. 



Fig. 2. (20 fach vergrössert.) 



Auf den Glasleisten ruht eine einarmige vernickelte Blattfeder, 

 deren Arm vermittels einer Schraubenvorrichtung an einem Stifte 

 befestigt ist, welcher in eine kreisförmige Einbohrung des Objekt- 

 glases hineinpasst. Der Federarm geht in eine oval ausgeschnittene 

 Rundung über, die an der dem Arm gegenüberliegenden Seite be- 

 hufs bequemen Einschiebens des Deckgläschens etwas nach oben 

 angebogen und ausserdem mit zwei seitlichen nach unten gebogenen 

 Führungskanten versehen ist. Der Durchmesser des Blattfeder- 

 ausschnitts ist so gross, dass er etwa der Länge der mittleren 

 Glasleiste gleichkommt. 



