34 W. Roerdansz: 



Das zwischen Blattfeder und Glasleisten befindliche 0,4 mm 

 starke, planparallel geschliffene Deckgläschen ist an der nach dem 

 Federarm zu liegenden Kante nach unten in einem Winkel von 45 ^ 

 abgeschrägt. 



Die Aufschrift der Zählkammer lautet: Tiefe = 0,1 mm; Volum- 

 einheit = V'ieo & Viooo cmm. 



(iebrauchsAveise der neuen Kammer. 



Nachdem man sämtliche Glasteile der Kammer einschliesslich 

 des Deckgläschens sorgfältig gereinigt und vermittels eines feinen 

 Haarpinsels auch die letzten Staubpartikelchen entfernt hat, schiebt 

 man von rechts her. mit einer Ecke beginnend, das Deckgläschen 

 unter ständigem sanften Druck auf die beiden vorstehenden Aussen- 

 leisten bis an die Feder, unter die es beim weiteren Vorschieben 

 zuerst mit seiner al)geschrägten Kante zu liegen kommt. Bei 

 richtiger Auflage des Deckglases auf seinen Trägern müssen durchweg 

 an den Berührungsstellen der Glasflächen Newton'sche Farben- 

 erscheinungen wahrgenommen werden. Nunmehr wird aus einer 

 Blutmischpipette ein massig grosser Tropfen gut gemischter Blut- 

 flüssigkeit auf der mittleren Glasleiste seitlich vom Zählnetz ab- 

 gestrichen. Hierauf schiebt man sofort das Deckgläschen über den 

 Flüssigkeitstropfeu, der nun teilweise über dem Zählnetze zu liegen 

 kommt. Nach Verlauf weniger Minuten kann bereits mit der Zählung 

 der Blutelemeute begonnen werden. Es empfiehlt sich, die Zähl- 

 vorrichtung von vornherein auf den Objekttisch des Mikroskopes 

 zu bringen . damit die Kammer gleich zu Beginn der Füllung 

 horizontal gelagert ist. 



Hauptmerkmale der neuen Kammer. 



Das H a u p t c h a r a k t e r i s t i k u m d e r n e u e n Kammer ist 

 in der Transportmethode des Blutflüssigkeitstropfens 

 von der M i s c h p i p e 1 1 e auf das Z ä h 1 n e t z zu erblicken. Die 

 Blutflüssigkeit wird bei dieser Methode, wie, schon angedeutet, von 

 der Spitze der Pipette auf einen dem Zählnetz benachbarten Punkt 

 der Oberfläche der mittleren Glasleiste aufgesetzt und von dort erst 

 vermittels des Deckgläschens seitwärts bis über das Zählnetz bewegt. 

 Diesen Vorgang können wir uns etwa folgendermassen vorstellen: 

 Die den Flüssigkeitstropfen tangential berührende abgeschrägte Kante 

 des bewegten Deckgläschens bringt den Tropfen aus seiner Ruhelage ; 



