Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmethoden. 85 



sie wird ihn zuerst von der Seite her zusammendrücken, wobei die 

 Höhe des Tropfens auf Kosten seiner Breite zunimmt, und zwar bis 

 zu dem Augenblicke, in dem der mechanische Druck gleich der 

 Oberflächenspannung des Tropfens ist. Bis zu diesem Zeitpunkte 

 werden die in dem Tropfen befindlichen Blutkörperchen in ihrer 

 Bewegung in der Weise beeinflusst, dass sie den durch die momentane 

 Formveränderung der Tropfenoberfläche in der Flüssigkeit hervor- 

 gerufenen Druck- und Zugkräften nachgebend und folgend im Tropfen 

 rotieren. Beim weiteren Vorschieben des Deckgläschens wird der 

 mechanische Seitendruck die Spannung der Oberfläche überwinden 

 und die Flüssigkeit nunmehr zwischen Deckglas und die mittlere 

 Glasleiste dringen. Es ist klar, dass durch diese Art der seitlichen 

 Tropfenverschiebung die 'in der Flüssigkeit suspendierten Blut- 

 körperchen während der gesamten Beweguugsdauer des Deckgläschens 

 durcheinandergewirbelt werden, so dass die Verteilung der letzteren 

 eine denkbar gleichmässige sein muss. Mit dem Aufhören der Be- 

 wegung des Deckglases kommt auch die über dem Zählnetze lagernde 

 Schicht zum Stillstand, die Bewegung der Blutkörperchen verlangsamt 

 sich, und schliesslich sedimentieren dieselben auf den Boden der 

 Zählkammer, auf das Zählnetz. 



Ein anderes Kennzeichen der Kammer ist die Ausführung 

 der Blattfeder, die in allen Punkten einen gleichmässig schwachen 

 Druck auf das Deckgläschen ausübt, die aber auch andererseits wie bei 

 der Bürk er- Kammer durch einen einzigen Griff von der Zähl- 

 vorrichtung entfernt werden kann. 



Die Länge der äusseren Glasleisten ist so bemessen, 

 dass zunächst das Deckgläschen in aller Ruhe unter Hervorrufung 

 der Newton'schen Farbentöne über die Leisten geschoben werden 

 und dort in wagerechter Lage, ohne Zuhilfenahme des Federdruckes, 

 verharren kann. 



Als besonders auffallendes Merkmal der Kammer ist die Aus- 

 führung und Anordnung des Zählnetzes anzusehen. Es be- 

 gegnet uns hier eine Zählkammer, deren feine Zählnetzliniatur nach 

 einem besonderen Verfahren hergestellt wurde. Ich kann ja wohl nach 

 dem, was ich bisher an Zählnetzlinien gesehen habe, den v. Grützner- 

 schen^) Ausspruch, „die Zählung der Blutkörperchen in den Zählnetzen 

 gehört nicht gerade zu den besonderen Annehmlichkeiten des mensch- 



1) V. Grützner, Münchener mediz. Woch^nschr. Bd. 14 S. 753. 1912. 



