Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmethoden. 87 



die Anordnung der Quadratkomplexe der Netzteilung 

 die Rechnung ganz ausserordentlich. 



Behufs Zählung der weissen Blutkörperchen sind 

 160 grosse Quadrate auf der Grundfläche der Zählkammer angebracht. 

 Bei Durchmusterung sämtlicher Quadrate wird demnach x laut 

 obigem Ausdruck = 160. Ist nun L die in 1 cmm unverdünnten 

 Blutes vorhandene Anzahl der Leakocyten, so ist in diesem Falle 



^ 10XwX160 ,^^ ^, ^^ - , , u j- , • r^ u 



L = :r-^;r: = 10 X w. Man braucht demnach die bei Durch- 



loO 



Zählung von 160 grossen Quadraten ermittelte Leukocytenzahl nur 

 mit 10 zu multiplizieren, um L zu erhalten. 



Eine ähnliche bequeme Rechenmethode gibt die neue Zählkammer 

 zur Ermittelung der in 1 cmm Blut vorhandenen roten Blut- 

 körperchen. Setzen wir eine Verdünnung des Blutes von 1 : 200, 

 die als die allgemein übliche bezeichnet werden kann, voraus, und 

 zählt man einen Quadratkomplex von 80 kleinsten Quadraten, so 

 wie sie in der Mitte des Zählnetzes übersichtlich angeordnet sind, 



. ^ 200X^X4000 w-,r.AnA Ti, • u. 



so erhalten wir ±j = ^^ = n X 10000. Man ersieht 



daraus, dass man bei Zählung von 80 kleinsten Quadraten 

 die ermittelte Erythrocytenzahl mit 10 000 zu multi- 

 plizieren hat, um die fürl cmm reinen Blutes gesuchte 

 Anzahl roter Blutkörperchen =^ E zu erhalten. Bei ge- 

 naueren Untersuchungen wird man 320 solcher kleinsten Quadrate 

 zählen, um zu einem genauen Mittelwerte zu gelangen. In diesem 

 Falle intiss die gefundene Blutkörperzahl mit 2500 multipliziert werden. 

 Bei allen diesen Zählungen war vorausgesetzt, dass der 

 Verdünnungsfaktor des Blutes stets konstant, also 10 

 bzw. 200, ist. Dieses trifft jedoch in den seltensten Fällen zu, da 

 es ein Zufall ist, wenn die Flüssigkeiten beim Aufsaugen des Blutes 

 bzw. der Blutverdünnungsflüssigkeit genau bei der Marke 0,5 bzw. 

 bei dem Teilstriche 100,0 eingestellt wurden. Diese Unsicher- 

 heiten bei der Füllung der Pipette werden durch den Gebrauch der 

 Fl ei s c hh au er- Z ei SS 'sehen Blutmischpipette mit ihren Hilfs- 

 teilungen an den Strichmarken vollkommen eliminiert, und kann man 

 mit Hilfe dieses Instruments^) die Mengen der in die Pipette nach- 



1) Roerdansz, Pflüger's Archiv Bd. 145 S. 261. 1912. 



