gg W. Roerdansz: 



dünnen Leiuentuche abgewischt und hinterher mit einem staubfreien 

 Haarpinsel von den letzten Staubpartikelchen befreit wurde. Nun- 

 mehr konnte man durch vorsichtiges Herübersehieben des Deck- 

 giäschens über die beiden äusseren Tragleisten feststellen, ob bei 

 den Flächen der Glasleisten und des Deckgläschens absolute Plan- 

 parallelität vorhanden ist, was man daran erkannte, dass sofort nach 

 dem Überschieben der Flächen Newton 'sehe Farben auftraten. 

 Je homogener und weniger abwechslungsreich die Farben sind, auch 

 bei Ausübung eines schwachen Druckes auf verschiedene Teile der 

 Deckglasoberfläche, desto inniger und vollkommener ist die Be- 

 rührung der Flächen miteinander. Nachdem die Blattfeder aufgesetzt 

 ist, wird nachgeprüft, ob der zur Rundung erweiterte Federarm in 

 allen Punkten einen gleichmässigen Druck nach unten ausübt und 

 ob die Federführungen richtig funktionieren. Nun kann der Blut- 

 flüssigkeitstropfen von der Mischpipette auf die Mittelleiste der Zähl- 

 kammer übertragen werden. Es ist hierbei darauf zu achten, den 

 Tropfen nicht zu gross zu wählen, es könnten sonst unter Umständen 

 Teile desselben auf die Oberseite des Deckgläschens überspringen, 

 was allerdings insofern nicht hinderlich auf die später vorzunehmende 

 Zählung wäre, als die übergelaufene Flüssigkeit ohne weitere 

 Schwierigkeit mit einem leinenen Tuche oder einem Stückchen Fliess- 

 papier entfernt werden kann. Nach dem Sedimentieren der Blut- 

 körperchen auf das Zählnetz untersucht man bei schwacher ca. 

 SOfacher Vergrösserung , ob die Verteilung der Blutelemente sich 

 auf dem Netze gleichmässig vollzogen hat. Stellt man bei dieser 

 Prüfung den Spiegel des Mikroskops so ein, dass die Blutkörperchen 

 wie helle Liehtpünktchen auf dunklem Grunde sichtbar werden , so 

 dass das Ganze einem Sternenhimmel ohne Milcbstrasse ähnlich 

 sieht, so kann man mit Leichtigkeit übersehen, ob die Verteilung eine 

 gleichmässige ist; zeigen sich jedoch an manchen Stellen milch- 

 strassenähnliche Gebilde, an anderen Punkten wieder lichtpunktarme 

 Stellen, so ist die Zählkammer von neuem zu beschicken. Bei allen 

 mit der Fl eis chhauer-Zeiss 'sehen Mischpipette und der neuen 

 Zählkammer angestellten Blutmisch- und Zählversuchen konnte stets 

 eine völlig gleichmässige Verteilung der Blutkörperchen auf dem 

 Zählnetz und den daran anschliessenden Partien des Kammerbodens 

 ermittelt werden, und musste eine ungleichmässige Verteilung geradezu 

 Ä'ewaltsam herbeigeführt werden. 



