Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmethodon. 99 



Hiernach betrug der Mittelwert 5,33 Millionen Erythrocyten 



is«^, 



n — 1 



wobei n die Anzahl der Zählungen bedeutet, ^v'^ in diesem Falle 



l/l74 

 = 174 ist, so erhalten wir für f'm= y —r- = Qfi Blutkörperchen 



l/ 174 

 und für Fm = y , = 2,9 ; mithin betrug der mittler 



5X4 



Fehler jeder einzelnen Zählung ^-^ = 1,2 ^/o, während 



o,oo 



2 90 

 der mittlere Fehler des Mittelwertes -^ = 0,5*^/o aus- 



o,oo 



machte. 



Blutprobe IL 



Das Verdünnungsverhältnis dieser Probe war 1 : 208,7. Es 

 wurden mit dieser Blutverdünnung drei Zählungen über je 200 Qua- 

 drate ausgeführt. Die Zählungen ergaben: 



1172 Blutkörperchen = 4,89 Millionen pro Kubikmillimeter 



1176 „ = 4,91 



1197 „ = 5,00 „ 



Mittelwert = 4,93 Millionen. 2v^ = 69. 



Demnach erhielten wir für fm =^ ^ -^ = 5,9 Blutkörperchen 



Li 



1/^=5,9 





und für Fm = \ = 3,4 Blutkörperchen. Hier betrug also 



5 9 

 der mittlere Fehler ieder einzelnen Zählung -r^=--l,2°/o 

 ^ 4,93 



und der mittlere Fehler des Mittelwertes -r^ = 0,7 °/o. 



Die mittleren Fehler jeder Zählung sowie die des 

 Mittelwertes waren nach obigen Ausführungen ausser- 

 ordentlich klein; sie betrugen rund ein Drittel bzw. 

 die Hälfte von den Werten, welche mit Hilfe einer 

 Thoma-Zeiss-Kammer von mir^) vor einem Jahre er- 

 mittelt wurden. 



Dass mit Hilfe der neuen Kammer auch die verschiedensten 

 anderen Blutelemente gezählt werden können, braucht wohl nicht 



1) Roerdansz, Pflüger's Arcb. Bd. 145 S. 272. 1912. 



7* 



