Neue Blutköi'pei-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutköiper-Zählmethoclon. 101 



Zählen der Blutelemente benutzte Zählkapillare verworfen und 

 durch einen flachen Trog ersetzt hatte, in welchem die Anzahl der 

 in der verdünnten Blutflüssigkeit liegenden Blutkörperchen mit Hilfe 

 eines Okularmikrometers ermittelt wurde, brachte Gowers^) am 

 Boden jenes Troges eine Teilung an. Der so geteilte Trog 

 bildet die Urform, aus der die heute allgemein üblichen Zähl- 

 kammern hervorgegangen sind. Diese haben durchw^eg die Gestalt 

 von Objektglasplatten , auf welche dünne plangeschliff"ene Glas- 

 lamellen aufgekittet sind. Je nach der Anordnung der aufgekitteten 

 Glaslamellen und nach dem Vollzug des Abschlusses der Kammer 

 durch das Deckgläschen können wir mehrere Typen unterscheiden. 

 Beim Thoma-Zeiss-Typ^) ist die Anordnung der Glaslamellen 

 konzentrisch, und das Deckgläschen wird erst nach Beschickung der 

 Kammer mit der Blutflüssigkeit auf die Lamellen gelegt. Die 

 Bürk er- Kammer^) sowie die neue Kammer zeigen parallele 

 Führung der Glaslamellen (Glasleisten). Während jedoch bei der 

 Bürk er- Kammer das Deckgläschen bei der Beschickung der Kammer 

 mit der Blutflüssigkeit bereits unverrückbar über dem Zählnetz ruht, 

 tritt bei der neuen Kammer eine seitliche Verschiebung des Deck- 

 gläschens ein, wie es eingangs beschrieben w'urde. 



Das Zählnetz der Kammern umfasst 1 — 10 qmm. Die Ausführung 

 der Netzteilung ist verschiedenartig und mehr Geschmacksache des 

 einzelnen. Die Anordnung der Zählnetzquadrate ist vielfach so 

 gewählt, dass man die verschiedenen Blutelemente vermittels einer 

 und derselben Kammer zählen kann. So finden wir Teilungen nach 

 T h m a und Z a p p e r t ^) , nach E 1 z h o 1 z ^) und nach T ü r k ^) , 

 welche alle nach demselben Grundprinzip angefertigt sind. Die 

 Zählnetze nach Bürk er und Breuer^) haben eine wesentlich 

 anders gestaltete Liuiatur; auch das Zählnetz der neuen Kammer 

 bildet gewissermaassen einen Typ für sich allein. 



Bei allen bisher aufgeführten Zählkammern ist 

 eine Netzteilung vorhanden, die man als eine Art von Ob- 



1) Gowers, The Lancet vol. 2 p. 497, 1877. 



2) Lyon und Thoma, Virchow's Arch. Bd. 84 S. 131. 1881. 



3) Bürker, Pflüger' s Arch. Bd. 107 S. 426. 1905; Bd. 118 S. 1. 1907. 



4) Zappert, Zentralbl. f. klin. Medizin 1892 Nr. 19. 



5) Elzholz, Wiener klin. Wochenschr. 1894 Nr. 32. 



6) W. Türk, Wiener klin. Wochenschr. 1902 Nr. 28 und 29. 



7) R. Breuer, Berliner klin. Wochenschr. Bd. 89 S. 954. 1902. 



