]^Q2 W. Eoerclansz: 



jektträgerteiluug auffassen kann. Anders gestalten sich die 

 Zählmethoden nach Loewenberg^) und v. Grützner^); 

 bei beiden Methoden fehlt das charakteristische Zähl- 

 net z d e r K a m m e r. Wohl ist auch hier eine Zählkammer vor- 

 handen, deren Tiefe, genau wie bei den anderen Kammern, ebenfalls 

 0,100 mm beträgt; dagegen wird die fehlende Xetzteilung durch 

 Teile des für die Zählungen bestimmten Mikroskops ersetzt, wie 

 wir es in ähnlicher Weise beim H a y e m ' sehen Zählverfahren ge- 

 sehen haben. 



Nach der Loewenberg 'sehen Methode wird die Blut- 

 körpercheuzahl der zu untersuchenden Blutprobe in der Weise er- 

 mittelt, dass die Radienlängen der Kreisflächen des mikroskopischen 

 Gesichtsfeldes und des Deckgläschens der Zählkammer in ein be- 

 stimmtes Zahlenverhältnis zueinander gestellt werden. Durch Multi- 

 plikation der in einem oder mehreren solcher Gesichtsfelder ge- 

 zählten Blutkörperchen mit der Verhältniszahl erhält man dann die 

 Zahl der in einem bestimmten Blutvolumen vorhandenen Blutelemente. 



In Befolg einer anderen Methode, die zuerst von Ehrlich und 

 Lazarus^) beim Mikroskopieren mit Strichpräparaten angewandt 

 wurde, hat v. Grützner seine Blutkörperchenzählungen ausgeführt. 

 In das Okular des Mikroskops wird ein Diaphragma eingesetzt, das 

 aus einer schwarzgebeizten Messingscheibe besteht und drei in der 

 Richtung eines Radius liegende kleine quadratische Ausschnitte auf- 

 weist. Diese kleinen Quadrate sind derart ausgewertet, dass ihre 

 Seiten bei einer bestimmten Einstellung und Vergrösserung des 

 Mikroskops scheinbar genau V400 qmm auf dem Boden der Zähl- 

 kammer abgrenzen. Da man nun beim Durchblick durch die 

 quadratischen Ausschnitte die jedesmal erscheinenden Blutkörperchen 

 zählt, andererseits das Diaphragma im Sinne des Uhrzeigers und die 

 Zählkammer seitwärts nach beliebigen Richtungen beliebig oft ver- 

 schieben kann, so ist es auf diese Weise möglich, eine grosse Zahl 

 von quadratisch abgegrenzten Räumen der Zählkammer durchzu- 

 mustern. Ob V. Grützner bei Anwendung seines Zählapparates 

 tatsächlich, wie er sagt, „in der glücklichen Lage gewesen ist, alle 

 bei den bisher üblichen Zählmethoden aufgetretenen Fehler zu ver- 



1) M. Loewenberg, Deutsche med. Wochenscbr. Bd. 34 S. 12. 1908. 



2) V. Grützner, Münchener med. Wochenscbr. Bd. 14 S. 753. 1912. 



3) Lazarus und Nägeli, Die Anämie Teil I Abt. 1 S. 24. Wien 1909. 



