212 W. Eoerdansz: 



für die Zählung der Leukocyten ist nach Thoma und Loewit^) 

 eine P/o ige Kochsalzlösung, der Vs^'/o Essigsäure mit einer Spur 

 Gentianaviolett hinzugefügt sind, besonders geeignet, während 

 Edington^) einer Lösung, bestehend aus zitronensaurem Natron 

 7,5 g , Formalin (40 '^lo ig) 2 ccm , Dahlia 0,03 g , Chloroform 5,0 g 

 und Wasser 250 g, den Vorzug gibt. Die eosinophilen Leukocyten 

 treten nach Dünger^) besonders schön in einer 11 '^/o igen wässerigen 

 Acetonlösung, der 0,1 '^lo Eosin hinzugesetzt ist, hervor. Um schliess- 

 lich eine brauchbare Blutprobe für die Zählung der Blutplättchen 

 zu gewinnen, bedient man sich nach Helber"^) am zweckmässigsten 

 einer 10 ''/oigen Natriurametapho^phatlösung als Verdünnungsflüssigkeit, 



Für die Einstellung der Höhe der eingesaugten Flüssig- 

 keitssäulen sollten nur solche Pipetten Verwendung finden, die ein 

 genaues Schätzen der eingesogenen Flüssigkeitsvolumina ermöglichen. 

 Dies kann natürlich nur erreicht werden , wenn die Pipetten mit 

 Hilfsteilungen über und unter den Haupteinstellungsmarken ver- 

 sehen sind. 



Von gleich grosser Bedeutung ist es auch, dass alle Flüssig- 

 keitsteile, die später in die Zählkammer transportiert werden, 

 in der Pipette ideal miteinander gemischt werden 

 können. Gerade hierauf kann nicht genug aufmerksam gemacht 

 werden; denn wenn bei manchen Mischpipetten, bei deren Nach- 

 prüfung ich statt des angeblichen Volumverhältnisses 1,0 : 10,0 nur 

 1,0 : 9,6 und mitunter noch schlechtere Übereinstimmung mit ihrem 

 Sollwerte ermittelte, die Einstellmarken nicht, wie es sein müsste, 

 unmittelbar an der ampullenartigen Erweiterung, sondern mitten auf 

 den angrenzenden Kapillaren liegen, so würde bei diesen Geräten 

 das ermittelte Volum Verhältnis vom Soll -Volumverhältnis um 

 fünf und mehr Prozent differieren. Derartige Abweichungen vom 

 Sollwerte sind selbstredend viel zu hoch ; als M a x i m um d ü r f t e 

 hier eine Fehlergrenze von +l,0°/o in Vorschlag zu 

 bringen sein. Nur dann, wenn eine Blutmischpipette diese 

 Fehlergrenze einhält und in bezug auf ihre Konstruktion auch die 

 anderen hier aufgestellten Forderungen erfüllt, wird die Summe der 

 Fehler eines solchen Geräts so gering sein, dass sie das Gesamt- 



1) Loewit, Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. Wien 1886. 



2) Edington, Lancet. 13. July 1907. 



3) Dung er, Müncliener med. Wochenschr. Bd. 57 S. 37. 1910. 



4) Helber, Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 81 H. 3 u. 4 S. 316. 1904. 



