Neue Blutkörper-Zählkammev nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmethoden. 113 



resultat der Blutkörperchenzählung um etwa ±1,0 °/o beeinflussen 

 dürfte. 



Von den mir bis jetzt bekannt gewordenen Blutmischpipetten 

 ist die Fleisch hauer-Zeiss 'sehe Mischpipette mit besonderem 

 Mischraume dasjenige Gerät, welches allen vorgenannten Forderungen 

 gerecht wird. Ausserdem gewährt das Gerät noch den Vorteil, dass 

 man die in ihr gemischte Flüssigkeit lange Zeit aufbewahren kann, 

 ohne befürchten zu müssen, dass sich die BlutHüssigkeit ändert. 

 Ich habe in solchen Pipetten die Blutmischung mitunter wochenlang 

 liegen lassen und fand, dass sich trotz dieser langen Aufbewahrungs- 

 frist nachweisbare Änderungen im Zählresultat nicht konstatieren 

 Hessen. 



Neuerdings wird übrigens von einer Firma eine patentamtlich 

 geschützte Blutmischpipette mit automatisch wirkender Überlauf- 

 Fpitze auf den Markt gebracht. Dieses Instrument muss jedoch nach 

 meiner Überzeugung stets zu geringe Blutkörperchenwerte geben, 

 da ja bei jedesmaliger Füllung ein Teil des bereits vorher in der 

 Ampulle mit der Verdünnungsflüssigkeit in Mischung getretenen 

 Blutes durch Austreten au der Überlaufspitze verloren gebt. Da 

 die beim Überlauf ausgetretene Flüssigkeitsmenge stets variable An- 

 teile an Blut mit sich führt, ist man nicht einmal imstande, die 

 durch den Überlauf verlorengegangene Blutmenge rechnerisch in 

 Abzug bringen zu können. 



3. Ü b e r t r a g u n g des gemischten Blutes in die 

 Z ä h 1 k a m m e r. 



Die Übertragung des verdünnten Blutes in die Zählkammer kann 

 direkt oder indirekt erfolgen. Die meiner Meinung nach einzig 

 richtige Methode, die uns einwandfreie Zählresultate liefert, ist die 

 direkte Übertragung des in der Mischpipette verdünnten Blutes von 

 der Ablaufspitze der Pipette in die Zählkammer. Dieses geschieht 

 in der Weise, dass man die in dem Schüttelraume einer Fleisch- 

 hauer- Zeiss- Pipette gemischte Blutflüssigkeit durch sanftes Neigen 

 des Instruments bis zur Auslaufspitze wieder vorfliessen lässt und 

 den ersten oder besser noch den zweiten herausfliessenden Tropfen, 

 der nicht zu gross sein darf, direkt auf der mittleren das Zählnetz 

 tragenden Glaslamelle in der Nähe des Zählnetzes abstreicht, worauf 

 die Zählkammer, falls es die Konstruktion bedingt, sofort ge- 

 schlossen wird. 



Pflüger' s Archiv für Pliysiologie. Bd. 152. 8 



