Neue Blutkörper-Zählkammor nebst Kritik iib. il. Bliitküipoi-Zälilniethoden. 115 



Im folgenden soll auf die Faktoren hingewiesen werden, die bei der 

 Verteilung der Blutkörperchen in der Zählkanimer eine Rolle spielen. 

 Von der grössten Bedeutung für die gleichmässige Verteilung 

 der Blutelemente in der Kammer ist die Art und Weise des 

 Transports des Blutflüssigkeitstropfens in die Zähl- 

 kammer und somit über das Zählnetz. Wie bereits erwähnt, sind 

 die diesbezüglichen Methoden verschiedenartig. Am wenigsten ge- 

 eignet erscheint mir die Art der Beschickung der Thoma- Kammer, 

 bei der die Blutflüssigkeit in Gestalt eines Tropfens, der sofort von 

 einem bereitgehaltenen Deckglase bedeckt und breitgedrückt wird, 

 gleich direkt über das Zähl netz zu liegen kommt. Gerade diese 

 Methode stellt an die Geschicklichkeit der damit Arbeitenden sehr 

 hohe Anforderungen, und bezeichnet Reinert ^) nicht ohne Grund 

 „die Füllung dieser Kammer als den delikatesten Punkt der ganzen 

 Methode". Das richtige Bemessen der Grösse des der Pipette ent- 

 nommenen Tropfens, das richtige Aufsetzen des Deckgläschens, das 

 Hervorbringen der Newton' sehen Farben sind in der Tat bei der 

 Beschickung der Thoma-Kammer Übungsstücke, die nur ein 

 „Meister im Fach" beherrschen kann. W^ählen wir den Tropfen zu 

 gross und setzen wir das Deckgläschen sofort herauf, so pressen wir 

 die Flüssigkeit unter Umständen um den 10 — 20 fachen Betrag ihrer 

 ursprünglich eingenommenen Höhe zusammen. Es werden hierbei 

 Zentrifugalkräfte ausgelöst, die es bewirken können, dass eine 

 Häufung der Blutkörperchen am Rande der breitgedrückten Flüssig- 

 keit stattfindet, und dass sogar Flüssigkeitsteile zwischen das Deckglas 

 und die äussere Ringlamelle treten. Wird letzterer Vorgang über- 

 sehen, so wird eine grobe Fälschung des Resultats eintreten müssen, 

 da nunmehr das Deckgläschen nicht mehr glatt auf der äusseren 

 Ringlamelle, der eigentlichen Trägerin des Deckglases, aufliegt und 

 somit die Tiefe der Kammer bedeutend vergrössert ist. Zögern wir 

 ein anderes Mal mit dem Aufsetzen des Deckgläschens, so kann das 

 Resultat dadurch gefälscht werden, dass bereits vor dem Aufsetzen 

 des Deckglases sich mehrere Blutkörperchen auf den Kammerboden 

 gesenkt hatten, wodurch eine Anliäufung der Blutelemente in der 

 Mitte des Flüssigkeitstropfens bedingt würde. Dass solche Unsicher- 

 heiten bei der Handhabung dieser Kammer das Arbeiten mit der- 

 selben erschweren und verzögern, liegt auf der Hand. Obwohl ich 



1) Eeinert, Die Zählung der Blutkörperchen S. 38. Leipzig 1891. 



