Ilß W. Roerdansz: 



glaube, immerhin eine gewisse Übung in den Blutkörperchenzähl- 

 methoden zu haben, so musste ich doch recht oft mitderThoma- 

 Kammer die Erfahrung machen, dass die Verteilung der Blut- 

 körperchen — es handelte sich nur um ErythrocytenzähluDgen — in der 

 Zählkammer nicht ganz einwandfrei zu nennen war. Will man daher 

 mit der Thoma-Kammer zu zufriedenstellenden Kesultaten ge- 

 langen, so niuss man eben sehr vorsichtig und äusserst sorgfältig 

 arbeiten. 



Die Füllung der Bürker-Kammer ist weit einfacher. 

 Sie beruht darauf, dass man mit Hilfe der Übertragungspipette die 

 zu untersuchende Blutflüssigkeit auf die Zählkammer überträgt, deren 

 unverrückbare Teile bereits fertig zum Gebrauch daliegen. Der auf 

 dem Vorsprunge der mittleren Glasleiste in unmittelbarster Nähe der 

 Deckgläschenkante abgestrichene Flüssigkeitstropfen dringt sofort 

 kapillar in die Zählkammer, hierbei auch den Raum über dem 

 Zählnetze ausfüllend. Da dieses fast momentan geschieht, ausserdem 

 das Deckgläschen während dieses Vorganges infolge eines auf seine 

 obere Fläche konstant wirkenden Federdruckes im normalen Ab- 

 stände vom Zählnetze verharrt, so darf wohl angenommen werden, 

 dass in der Bürker-Kammer eine gleichmässige Verteilung der 

 Blutelemente stattfindet. Ob Hayem's^) Behauptung, dass „alle 

 Apparate, welche sich durch Kapillaritätskraft füllen, zu irrtümlichen 

 Resultaten führen", auch auf die Bürker-Kammer zutreffend ist, 

 lasse ich dahingestellt. Es treten jedenfalls bei dem Einfüllprozesse 

 der Zählkammern so viele komplizierte physikalische Vorgänge in 

 Erscheinung, dass es schwer fällt, hierüber ein abschliessendes oder 

 befriedigeodes Urteil abgeben zu können. 



Gerade diese Erwägungen legten den Gedanken nahe, eine 

 Kammer zu konstruieren, bei der die Füllung nach einem anderen 

 Prinzip vollzogen werden konnte. So entstand die neue Kammer, 

 deren Wirkungsweise und Handhabung in dem Abschnitt „Haupt- 

 merkmale der Kammer" ausführlich besprochen ist. Wie die mit 

 dieser Kammer erzielten Zählresultate beweisen, wurde ohne jede 

 Ausnahme stets eine gute und gleichmässige Ver- 

 teil u n g d e r B 1 u t e 1 e m e n t e m i t d e r n e u e n K a m m e r erzi el t. 



Bei allen Kammern ist bei der Füllung ferner darauf zu 

 achten, dass die in den Kammerraum e i u d r i n s en d e n 



1) Hayem, Gazette üebdom. de Med. 1875 no, 19. 



