Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Ziihlmethoden. 1 ] 7 



Fl üssigkeits mengen nicht zu gross sind, damit ein Über- 

 springen der Blutflüssigkeit auf die Oberseite der das Deckglas 

 tragenden Glaslamellen oder auf die Oberseite des Deckglases selbst 

 vermieden wird. Die Kammern müssen vor Beginn der 

 Füllung die Temperatur des Beobachtungsraumes an- 

 genommen haben und mit einem feinen Haarpinsel von jedem 

 noch so feinen Staubkörnchen befreit werden. Sieht 

 man ausserdem darauf, dass auch nach vollzogener Füllung 

 die Flächen des Deckglases und der Deckglasträger 

 einander innig berühren, was man an den unveränderten 

 New ton' sehen Farben erkennen kann, dass man ferner die 

 Zählkammern horizontal, und zwar gleich auf den Objekt- 

 tisch des Mikroskops, lagert und mit dem Zählen der Blut- 

 elemente erst nach erfolgtem Sedi montieren derselben 

 auf das Zählnetz beginnt, so wird man die Gewissheit haben, 

 dass man alle die Verteilung der Körperchen in der Kammer un- 

 günstig beeinflussenden Faktoren bei dem Füllen der Kammer be- 

 rücksichtigt hat. 



Hiermit glaube ich auf alle Fehler hingewiesen zu haben, die 

 in den die Blutkörperchenzählung vorbereitenden Arbeiten auftreten 

 können. Es erübrigt sich noch, die Konstruktionsfehler der 

 Kammern zu beleuchten und schliesslich die eigentlichen 

 Fehler der Zählung zu besprechen. 



Die Konstruktionsfehler der Zälilkammern. 



Die Zählkammer, jene durch das Zählnetz engumschriebene 

 Raumeinheit, stellt bei dem hohen Grade von Genauigkeit ihrer 

 Abmessungen an den Glaspräzisionstechniker die höchsten An- 

 forderungen. Die Tiefe der Kammer ist auf genau 0,100 mm be- 

 messen und bedingt eine Abweichung von dieser Tiefeneinheit um 

 nur 0,001 mm schon einen Fehler von ± 1,0 "/o des Sollwertes des 

 Kammervolumens. Dass man die Ansprüche an eine gutgearbeitete 

 Kammer nicht zu hoch schraubt, wenn man als Maximalkonstruktions- 

 fehler eines solchen Geräts auch tatsächlich ± 1,0*^/0 verlangt, be- 

 weist der Ausspruch Abbe's^), nach dem „in der technischen Aus- 

 führung eine Genauigkeit, welche sich innerhalb der Fehlergrenze 

 von + 1,0 ^/o hält, bei Benutzung geeigneter Hilfsmittel noch mit 



1) Abbe, Gesammelte Abhandl. von E. Bd. 1 S. 175. Jena 1904. 



