WQ W. Roerclansz: 



Sicherheit zu erreichen wäre". Fragen wir uns nun, wodurch über- 

 haupt Konstruktionsfehler bei den Zählkammern hervorgerufen werden, 

 so kommen hier drei Faktoren in Betracht: die Abmessungen 

 der Länge, Breite und Tiefe des Kammerraumes, die 

 Beschaffenheit der den Kammer räum abgrenzenden 

 Flächen und die Ausführung des Zählnetzes. 



Die Abmessungen der Länge und Breite einer Zähl- 

 kammer, die durch die Striche der feinen Netzteilung gegeben sind, 

 dürften von vornherein als fehlerfrei angesprochen werden. Unsere 

 Technik verfügt jetzt über so gut präzisierte Mikroteilmaschinen, 

 dass die Abweichungen von dem Sollwerte der auf das Glas ein- 

 geritzten Längen vernachlässigt werden können. Ich habe darauf- 

 hin etwa ein Dutzend Kammern verschiedener Provenienz nach- 

 geprüft, und nur bei einem Instrument konnte ein Fehler von 0,4 °/o 

 der Flächeneinheit nachgewiesen werden. Die Teilung auf innere 

 Teilfehler zu untersuchen ist überflüssig, da doch in fast allen 

 Fällen ein grosser Prozentsatz von Quadraten bei der Zählung durch- 

 gemustert wird, wobei etwa vorhandene innere Teilfehler zum grössten 

 Teil sich kompensieren würden. Anders verhielten sich die nach- 

 geprüften Kammert ief en. Mit einem Z ei ss' sehen Dickenmesser 

 konnte ich verschiedentlich an T h o m a - Kammern drei und mehr 

 Prozent Abweichungen vom Sollwert der Kammertiefe feststellen. 

 Obgleich die eigentliche Tiefe der Kammer genau 0,100 mm be- 

 tragen soll, so wurde bei einer Kammer auf der einen Seite eine 

 Kammertiefe von 0,098 mm ermittelt, während die auf der entgegen- 

 gesetzten Seite gelegenen Kammerteile einer Tiefe von 0,101 mm 

 entsprachen. 



Die Ursachen dieser Fehler sind mancher Art. Die 

 Kammertiefe wird bekanntlich durch die Höhendifferenz der mittleren 

 und äusseren Glaslamellen bedingt. Wenn es nun schon für die 

 Technik nicht ganz leicht ist, geschliffene Glaslamellen herzustellen, 

 die in der Gesamtausdehnung ihrer Ober- und Unterflächen voll- 

 kommene Planparallelität aufweisen, so häufen sich diese Schwierig- 

 keiten, wenn es nunmehr gilt, zwei oder drei solcher Glasstückchen 

 so auf eine plangeschliflfene Objektglasplatte aufzukitten, dass da- 

 durch die Parallelität der Oberseiten der Glasstückchen nicht leidet, 

 vielmehr ein auf die äusseren Glaslamellen gelegtes plangeschliffenes 

 Deckgläschen sofort Newton 'sehe Farben hervortreten lässt. Er- 

 scheinen letztere nicht oder treten in rascher Reihenfolge Farben- 



