Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik üb. d. Blutkörper-Zählmetho den. HO 



ringe nebeneinander auf, so ist anzunehmen, dass die Glaslamellen 

 beim Aufkitten Durchbiegungen erfahren haben, ein Fehler, 

 der übrigens leicht zu vermeiden ist, wenn man die Glasstückchen 

 genügend dick herstellt. Das Auftreten homogener New ton 'scher 

 Farben dagegen ist stets der beste Beweis, dass die Kammer gut 

 gearbeitet ist; zum mindesten ist es jedenfalls ein Zeichen dafür, 

 dass die Unterseite des Deckgläschens sowie die Oberseiten der 

 äusseren Glaslamellen vollkommen planparallel sind und die Kammer- 

 tiefe somit in allen Punkten gieichmässig gross ist, vorausgesetzt, 

 dass die mittlere Glaslamelle ebenfalls gut aufgekittet wurde und 

 ihre Oberfläche plangeschliifen ist. 



Wird die Kammer nun mit Blutflüssigkeit beschickt, so kann es 

 vorkommen , d ass bei der T h o m a - Kammer durch Änderung 

 desLuftdruckes eineDurchbiegung desDeckgläschens 

 eintreten kann, namentlich wenn letzteres zu dünn gewählt wurde, 

 und dass somit, wie es Gott st ein') zuerst an der Thoma- 

 Kammer nachgewiesen hat, bei sinkendem Luftdrucke das Volumen 

 der Maasseinheit in der Zählkammer grösser wird. 



Aber nicht nur der Luftdruck würde ändernd auf die Tiefe der 

 Thoma- Kammer einwirken, sondern die rein mechanische 

 Kraft eines zu gross gewählten Tropfens würde schon 

 genügen, um Flüssigkeit zwischen das Deckglas und 

 die das letztere tragende Glaslamelle dringen zu lassen und 

 somit die Tiefe der Kammer zu vergrössern. 



Diese beiden letzteren Fehler, die ich öfter bei der Thoma- 

 Kammer beobachtet habe, werden bei der Bürker-Kammer und 

 auch bei der neuen Kammer dadurch beseitigt, dass das Deckgläschen 

 bei beiden Kammersystemen ständig unter konstantem Federdruck 

 gehalten wird, so dass weder durch Luftdruckdifferenzen noch durch 

 die Verschiedenheit der Grössenverhältnisse der eingeschlossenen 

 Flüssigkeitsvolumina ein Variieren der Kammertiefe bei diesen 

 Systemen vorkommen kann. 



Trotz scheinbarer Parallelität der abgrenzenden Kammerflächen 

 kann es übrigens vorkommen, dass das über dem Zählnetz vor- 

 handene Flüssigkeitsvolumen nicht mit dem Sollvolumen überein- 

 stimmt. In diesem Falle haben wir es vielfach mit partiellen 

 Vertiefungen oder Ausbauchungen der in Frage kommenden 



1) Gottstein, Scbmidt's Jahrb Bd. 270 S. 149. 1901. 



