]^20 ^- Roerdansz: 



Begrenzungsflächea zu tun, eine Erscheinung, die ausserordentlich 

 selten vorkommt, z. B. bei einer zufälligen Vertauschung des ge- 

 schliffenen Deckglases mit einem gewöhnlichen. 



Die Entscheidung der Frage, ob der Abstand der beiden die 

 obere und untere Abgrenzung der Kammer gebenden Flächen in 

 allen Punkten dem Sollwert von 0,100 mm entspricht, kann selbst- 

 redend nur durch eine genaue Nachprüfung mit Hilfe eines ge- 

 eigneten Instruments, z. B. vermittels des Z ei ss' sehen Dicken- 

 messers, eines Sphärometers oder ähnlichen Instruments gelöst 

 werden. Diese Nachprüfung könnte, zumal sie den Wert des Ob- 

 jektes erheblich steigern würde, dann aber auch eine gewisse tech- 

 nische Fertigkeit voraussetzt, von den Fabrikanten der Kammern 

 selbst vorgenommen werden; dadurch würden die Verfertiger der 

 Zählkammern in den Stand gesetzt werden, die Angabe des Kon- 

 struktionsfehlers der Kammern auf dem Objektträger gleich anzu- 

 bringen, wie es schon Malassez vorgeschlagen hatte. Vielleicht 

 wäre auch für diejenigen Apparate, an die besonders grosse An- 

 forderungen bezüglich der Genauigkeit ihrer Angaben gestellt werden, 

 eine amtliche Beglaubigung oder eine Eichung von selten der Kaiser- 

 lichen Normal-Eichungskommission zweckmässig. 



Von wesentlicher Bedeutung für die Beurteilung 

 der Kammern ist auch das Zählnetz, nicht jedoch deshalb, 

 weil nach Bürker^) gegen letzteres eingewendet werden könnte, 

 dass in den Rinnen, welche die Teilstriche darstellen, die roten Blut- 

 körperchen beim Einfüllen der Blutmischung festgehalten werden 

 können, was zu ungleichmässiger Verteilung führen müsste, sondern 

 weil die Blutflüssigkeit den Raum der Zählnetzrinnen ausfüllt. Die 

 Bürker'sche Annahme kann ruhig fallen gelassen werden, da einer- 

 seits die Blutkörperchen während der Füllung der Kammern in einer 

 Flüssigkeitsschicht über das Zählnetz strömen, die rund die zwanzig- 

 fache Höhe der Blutkörperchen besitzt, so dass letztere während 

 des Füllvorgangs völlige Bewegungsfreiheit in der Flüssigkeit 

 haben; andererseits sind sämtliche Blutelemente elastisch und 

 auch breiter als die Rinnen der gut gearbeiteten Zählnetze, so 

 dass eine Behinderung der Bewegung der Blutelemente durch das 

 Zählnetz absolut ausgeschlossen ist. Ich behaupte sogar, dass selbst 

 jene kleinsten Blutelemente, die Blutplättchen, nicht durch die Rinnen 



1) Bürker, Pflüger's Arch. Bd. 118 S. 2. 1907. 



