Neue Blutkörper-Zählkaramer nebst Kritik üb, d. Blutkörper-Zählmethoden. 121 



des Zählnetzes in ihrer Bewegung gehindert werden. Dagegen 

 dringt die Verdünnungsflüssigkeit, in der die Blut- 

 körperchen suspendiert sind, in diese Rinnen ein, wie ich es 

 unter dem Mikroskop beobachtet habe. Wenn man nämlich einen 

 kleinen Tropfen auf dem Zählnetze unter dem Mikroskop zur Ver- 

 dunstung bringt, so kann man deutlich wahrnehmen, dass die letzten 

 Anteile des verdunstenden Tropfens aus den Partien der Zählnetz- 

 rinnen verschwinden, die vorher unter dem Tropfen gelegen hatten. 

 Die Annahme, dass die Oberflächenspannung eines Tropfens ein Ein- 

 dringen seiner Flüssigkeitsteile in eine unter ihm befindliche Zähl- 

 netzteilung behindern würde, ist durch eben erwähnte Beobachtungen 

 hinfällig geworden. Da nun die in der Zählkammer eingeschlossene 

 Flüssigkeitsschicht stets unter einem gewissen Oberflächendruck steht, 

 so ist mit grosser Sicherheit anzunehmen, dass auch der Raum des 

 gesamten Zählnetzes von dieser Flüssigkeit ausgefüllt wird. Um 

 daher die Frage beantworten zu können, um wieviel 

 Prozent das Volumen der über dem Zählnetze be- 

 findlichen Flüssigkeitsschicht durch Ausfüllen der 

 Vertiefungen des Zählnetzes noch zunimmt, muss 

 man die Anzahl wie die Länge, Breite und Tiefe 

 der Zählnetz rinnen kennen. Wenngleich die Ermittelung 

 der Anzahl sowie der Länge und Breite der Zählnetzrinnen auf 

 mikroskopischem Wege leicht erfolgen kann, so ist die Feststellung 

 der Rinnentiefen nur auf Umwegen zu erreichen, da eine Unter- 

 suchung mehrerer kleiner Glasbruchstücke mit Zählnetzteilung selbst 

 bei OOOfacher Vergrösserung versagte. Es treten nämlich wohl haupt- 

 sächlich als Folgeerscheinungen der muschelförmigen Bruchflächen 

 des Glases bei Betrachtung der Querschnitte der Netzteilungen so 

 viele störende Lichtreflexe auf, dass die Vergleichsprüfungeu mit 

 einem hierzu angewandten Okularmikrometer versagten und zu Trug- 

 schlüssen führten. Es wurde daher, um zur Kenntnis der eigentlichen 

 Tiefe der Zählnetzrinnen zu gelangen, folgender Weg eingeschlagen. 



Versuch. 



Zu dem Versuche wurden drei runde Glasplättchen genommen, 

 deren Durchmesser bzw. Dicke rund 8,5 bzw. 0,25 mm betrug. 

 Die Gläschen wurden mit Alkohol und Äther gereinigt und mit einem 

 feinen Haarpinsel abgestäubt. Hierauf wurde mit einer hochempfind- 

 lichen Wage vermittels wiederholter Gauss 'scher Wägungen ihr 



