Neue Blutkörper-Zählkammer nebst Kritik i'ib. d. Bkitkörper-Zalilmethodcn. ] 27 



appaiaten recht brauchbare Resultate erzielt werden, die höchstens 

 um 1 — 2 ^/ü voneinander differieren werden. 



Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen. Da die 

 Zählkammern bezüglich der quantitativen Erforschung der Blut- 

 elemente das A und der Hämatologen bilden, so muss die Technik 

 bestrebt sein, diese Kammern so vollendet wie irgend möglich anzu- 

 fertigen. Als solches in jeder Beziehung praktisches Instrument 

 kann die neue Zählkammer angesprochen werden, bei der die Blut- 

 flüssigkeit durch das seitlich verschiebbare Deckgläschen über ein 

 besonders fein und zweckmässig konstruiertes Zählnetz transportiert 

 wird. Durch diese neue Füllmethode der Kammer wird eine ideale 

 Verteilung der Blutelemente in der Zählkammer bewirkt. Dieses 

 wird, nachdem die Gebrauchsweise und die Hauptmerkmale der 

 Kammer besprochen wurden, durch die wiedergegebenen Prüfungs- 

 ergebnisse bestätigt. Die für die schnelle Ermittelung der in der 

 Einheit vorhandenen Blutkörperchenwerte errechneten Hilfstabellen 

 tragen viel dazu bei, den Wert der Kammer noch zu erhöhen. 



Nach einer Besprechung der zurzeit üblichen Blutkörperchen- 

 zählmethoden und -Zählkammern wird die Frage des Wertes der 

 Zählung von Blutelementen einer Kritik unterworfen, die in der Er- 

 kenntnis gipfelt, dass die zur Zählung angewandten Apparate so 

 vollkommen wie möglich angefertigt sein müssen, damit die Blut- 

 körperchenwerte, die manchmal bis auf wenige Prozent bestimmt 

 werden müssen, auch mit genügender Sicherheit ermittelt werden 

 können. 



Welche Fehler endlich in den für die Blutkörperchenzählung 

 vorbereitenden Arbeiten — in der Blutentnahme, der Blutmischung, 

 der Übertragung des Blutes von der Pipette in die Zählkammer 

 sowie in der Verteilung der Blutelemente in der Zählkammer — -, 

 ferner in der Konstruktion der Zählkammer sowie beim Zählen selbst 

 auftreten können, welchen Effekt diese Fehler hervorrufen und wie 

 man dieselben vermeidet, ist in ausführlicher Weise im zweiten Teile 

 der Abhandlung besprochen worden. 



Nach alledem kommen wir zu dem Schlüsse, dass es möglich 

 ist, die Blutkörperchenzählmethode so auszubauen, 

 dass der Gesamteffekt aller bei der Zählmethode auf- 



