Zar Frage von der AiiwondiiDg des Saitengalvanouieters etc. 2()] 



einer starken Spannung des Fadens ein genaues photographisches Bild 

 der ersten Phase zu erzielen. Angesichts nun der Tatsache, dass eine 

 derartige Aufstellung infolge der Schwingungen des Fadens die zweite 

 Phase modifiziert, und in Anbetracht dessen, dass bei ungenügender 

 Empfindlichkeit die zweite Phase sehr häufig gar nicht zum Ausdruck 

 kommt, habe icli eine empfindlichere Aufstellung als vorteilhafter 

 betrachtet. Es handelt sich also um eine experimentell begründete 

 Schlussfolgerung, und erst, wenn Versuche veröffentlicht werden, 

 welche den Nachweis führen, dass sich die Sache anders verhält, als 

 ich sie dargestellt habe, werde ich bereit sein, meine Meinung in 

 dieser Angelegenheit zu ändern. Zur Begründung meiner Be- 

 trachtungsweise führe ich hier folgende Versuche an: 



1. Der Einfluss der Yeränderimg- der Widerstände im Kreise 

 des Fadens auf die elektromagnetische Dämpfung-. 



Der Hauptstrom geht ausser dem Widerstandskasten und dem 

 Rheochord noch durch ein Pendel von Helmholtz, dessen zwei 

 Kontakte so angebracht sind , dass bei der Bewegung des Pendels 

 derselbe den Hauptstrom zunächst schliesst, um ihn dann nach einer 

 bestimmten Zeit zu öffnen. Von zwei Stellen des Rheochords gehen 

 Leitungsdrähte zum Galvanometer. Die Stromintensität und das Ver- 

 hältnis des Rlieochordwiderstandes zum Widerstand im Kreise waren 

 so gewählt, dass bei jeder Empfindlichkeit des Galvanometers der 

 Ausschlag 25 mm betrug. Die Kurve des Fadenausschlages wurde 

 mit einem Fallapparat photographiert ; die Bewegungsgeschwindigkeit 

 der Platte wurde in jedem Versuch unmittelbar mit Hilfe einer 

 Kurve der Stimmgabelschwingungen = 0,01" bestimmt. Zur Er- 

 leichterung der Berechnung wurden gleichzeitig auf der Platte die 

 Sprossen eines Garten 'sehen Rades photographiert. Der Versuch 

 wurde bei wechselnder Empfindlichkeit des Galvanometers angestellt. 

 Ohne Okular. Vergrösserung 170. 



Versuch I. 

 Empfindlichkeit: 26-10-ö. Der Widerstand des Platinfadens: 

 7500. Die Einstellungszeit des Fadens während der Schliessung des 

 Stromes: 0,0204", während der Öffnung: 0,0260". 



Versuch IL 

 Empfindlichkeit: 66-10-^. Einstellungszeit während der 

 Schliessung: 0,0132", während der Öffnung ebenfalls 0,0132". 



