V \/ Js^ Js 



Zur Frage von der Anwendung des Saitengalvanometers etc. 265 



Erste Phase: Fig. 6. Zweite Phase: Fig. 7. Erste und zweite Phase: 

 Fig. 8. 



Es werden in den Kreis des Galvanometers 22000 Ohm ein- 

 geschaltet. Die Empfindlichkeit bleibt dieselbe. Nach Einschal- 

 tung des Widerstandes sehen wir 

 an der Kurve in der Fig. 9 die " 

 zweite Phase gänzlich deformiert; 

 der aufsteigende Ast enthält eine 

 Zacke in derselben Zeit wie auf 

 der Kurve der ersten Phase in ^ 

 der Fig. 6, welche offenbar den 

 Eigenschwingungen des Fadens 

 entspricht. Wir erhalten diese 

 Schwankung um so leichter, je 

 grösser die Spannung des Fadens 

 und je geringer die Empfindlich- 

 keit ist; aber man kann ge- 

 wisse Perturbationen an der Kurve 

 der zweiten Phase schon dann 

 beobachten, wenn die Spannung nicht so hoch ist, die Empfindlichkeit 

 weniger als 50-10-*^ beträgt und wenn die Widerstände im Kreise 

 des Fadens beträchtlich sind. Wir sehen also, dass in solchen Be- 

 dingungen die elektromagnetische Dämpfung uns gar nicht zu helfen 



Fig. 6. 



IT -^^ ^^^\^ X^_%^/ 



Flg. 7. 



vermag, und dass entgegen der Behauptung von A. Samojloff die 

 durch die Elastizität des Fadens bedingten Schwingungen desselben 

 trotz des geschlossenen Kreises auftreten können. Die zweite Phase 

 erleichtert noch mehr die Entstehung solcher Schwingungen sowohl 

 am Modell wie am Muskel, da, wie ich bereits bemerkte, sie bis zu 



