Das Grundübol der ältcr(;n Ziihlmethoden iür Krytlirocytcn etc. 275 



schweif so müssten die Körperchen von der Einfüllungsstelle aus 

 nach der gegenüberliegenden Grenze der Zählfläclie hin immer dünner 

 gesät sein. Der Versuch zeigt aber, dass dies ganz und gar nicht 

 der Fall ist, wie sich aus den in die Schemata ^) eingetragenen 

 Zahlen der in den einzelnen Quadraten gelegenen Blutkörperchen 

 ergibt; gerade das Eintragen der Zahlen in die Schemata hat sich 

 als sehr nützlich erwiesen für die Beurteilung, ob die Körperchen 

 in den in Betracht kommenden Grenzen gleichmässig verteilt sind, 

 und es hat sich immer gezeigt, dass sie es sind. 



Noch besser demonstriert ein weiterer Versuch die Gleich- 

 mässigkeit der Verteilung. Beleuchtet man nach der Füllung des 

 Zählraumes und der Senkung der Blutkörperchen die Zählfläche von 

 unten her mit einem Spiegel und projiziert diese auf einen im 

 Spiegel erscheinenden dunklen Hintergrund, so sieht man über der 

 Zählfläche eine von den Blutkörperchen herrührende gelbliche Trübung, 

 welche bei gelungener Füllung durchaus gleichmässig über die Zähl- 

 fläche verteilt ist. 



Den definitiven Beweis dafür, dass der konstante Fehler 

 von 7% nicht der Methode des Verfassers, sondern der Thoma- 

 Zeiss' sehen zur Last fällt, hat der folgende Versuch erbracht. 



Wenn das rasche Senkungsbestreben der Erythrocyten für die 

 Thoma-Zeiss' sehe Methode zum Sündenboek wird, so m uss der 

 dadurch eingeführte Fehler verschwinden, falls das Deckglas un- 

 mittelbar nach dem Auftragen des Tröpfchens der Blutmischung auf 

 die Zählfläche aufgelegt werden kann und nicht erst nach dem Weg- 

 legen der Übertragungspipette und dem Anfassen des Deckglases, also 

 einige Sekunden später. Zur Entscheidung sollte also die eine Ab- 

 teilung der Zählkammer des Verfassers im Prinzip wieder nach 

 Thoma-Zeiss, aber durch besondere Vorkehrungen 

 momentan gefüllt werden, die andere Abteilung wie bisher 

 durch Kapillarität, worauf in beiden Abteilungen vergleichend gezählt 

 werden sollte. 



Die Vorkehrungen, welche getroff'en wurden, um die eine Ab- 

 teilung bei Füllung nach Thoma-Zeiss möglichst momentan 

 zusammensetzen zu können, waren folgende. Zwischen den linken 



1) Die Schemata enthalten alle Quadrate des 9 qmm umfassenden Zählnetzes, 

 in welchem die Erythrocyten gezählt werden. Siehe die Beschreibung der Zähl- 

 methode in der auf S. 272 Anm. 1 zitierten Arbeit des Verfassers S. 60 und die 

 Vorschriften, welche dem Apparate beigegeben werden. 



