üeber die Grösse des Gesichtsfeldes bei Augen u. s. w, 459 



bei sowohl in diesem, wie in jenem Falle ein Punkt zum Fixi- 

 ren bezeichnet, und nun die äusserste Grenze aufgesucht wird, 

 wo das zu untersuchende Auge, bei unverrückt auf den Fixa- 

 tionspunkt gerichteter Sehaxe, das erste Erscheinen des von 

 der Peripherie langsam zum Centrum hinbewegten Gegenstan- 

 des wahrnimmt. — Auf dem letzten ophthalmologischen Con- 

 gresse zu Paris ^) wurden zwei neu erfundene Apparate zum 

 Messen des Gesichtsfeldes präsentirt. Der eine von Wecker 

 der andere von Robert Houdin, dem Director des Theatre 

 magique in Paris. Der Apparat des ersten bietet im Ganzen 

 wenig Neues; anstatt, wie gewöhnlich zu geschehen pflegt, die 

 Grenzen des Gesichtsfeldes auf einer schwarzen Tafel mit 

 Kreidestrichen bezeichnet werden, bedient er sich zu derartiger 

 Bestimmung weisser elfenbeinerner Kugeln, die auf einer schwar- 

 zen Tafel so angebracht sind, dass sie sich hin und her schie- 

 ben lassen. Der Diopsimeter von R. Houdin ist äusserst 

 complicirt und von sehr geringen Dimensionen; den integrirend- 

 sten Bestandtheil bildet bei ihm der Bogen. — Für praktische 

 Zwecke erweisen sich die auf einer Fläche angestellten Bestim- 

 mungen als vollkommen ausreichend: es kann auf diese Weise 

 sowohl Grösse und Form des Gesichtsfeldes, als auch vorkom- 

 menden Falls eine Einschränkung desselben bestimmt werden. 

 Doch kann eine derartige Bestimmung keinen Anspruch auf 

 grössere Genauigkeit machen, ganz besonders, wenn der zu un- 

 tersuchende Theil des Gesichtsfeldes die Grösse eines rechten 

 Winkels übertrijfft. 



Darum habe ich es vorgezogen, bei den anzustellenden Un- 

 tersuchungen den Bogen in Anwendung zu bringen, und con- 

 struirte zu diesem Zwecke den in der umstehenden Zeichnung 

 dargestellten Apparat. In seinen Haupttheilen ist er dem be- 

 reits erwähnten Au bert' sehen Apparate ähnlich, ich habe nur 

 seine Dimensionen erweitert und einzelne zweckentsprechende 

 Verbesserungen angebracht. 



Der aus Messing verfertigte Bogen A, dessen Radius IV2 



1) Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, V. Jahrgang, Sep- 

 tember 1867, S. 275. 



