460 



Dr. üschakoff: 



Fuss beträgt, ist in Grade ein- 

 getheilt, welche auf derconvexen 

 Seite angedeutet sind. Die con- 

 cave Seite des eben genannten 

 Bogens, dessen Breite ungefähr 

 3 Cm. beträgt, ist mattschwarz 

 und gegen das zu prüfende Auge 

 hingewandt. Ein kleines zur 

 Fixation bestimmtes, glänzendes 

 Metallkügelchen befindet sich 

 in der Mitte des Bogens im 

 Punkte F. Auf der inneren Seite 

 lassen sich vom Centrum zur 

 Peripherie hin mit umgefalteten 

 Rändern versehene Metallplätt- 

 chen, worauf man die zu beob- 

 achtenden Gegenstände bringt, 

 bequem hin und her schieben. 

 Der Bogen wird vermittelst der 

 Schraube C an einen unbeweg- 

 lich feststehenden in ein Un- 

 tergestell hineinragenden Stab 

 befestigt, und lässt sich um diese Schraube nach jeder beliebi- 

 gen Richtung leicht drehen. Der den Bogen tragende Stab 

 kann gehoben und niedergelassen, und in der erwünschten 

 Höhe durch die Schraube E fixirt werden; dadurch lässt sich 

 der Apparat jedem Wüchse anpassen. An das untere Ende des 

 in das Untergestell hineinragenden Stabes B ist ein aus Draht 

 gefertigtes Knie befestigt; dieses Drahtknie kommt aus dem 

 Untergestell durch eine in demselben angebrachte Längsspalte, 

 welche ein Heben und Niederlassen des Kniees G mitsammt 

 dem Stabe B gestattet, hervor; auf diese Weise bleibt der Ab- 

 stand zwischen dem freien Ende S des Kniees G und dem 

 Centrum des Bogens F bei jeder Einstellung stets derselbe. 

 Zur Erzielung einer absoluten Unverrückbarkeit des Kniees G 

 wird dieses durch die Stütze K^ welche je nach Bedarf in der 

 gewünschten Höhe durch eine Schraube fixirt werden kann, 



