Cliabry's Apparat. X29 



des Armes B. Die Bewegung des letzteren wird vom Untersucher 

 geregelt durch die Bewegung der Schraubenmutter H, welche, wie 

 wir oben gesehen haben, sich bei der Drehung um 5 i-i für jeden Teil- 

 strich verschiebt. Daraus ergiebt sich dann, dass auch die Glasnadel- 

 spitze für jeden Teilstrich, um welchen die Mutter H gedreht wird, sich 

 um 5 f-L nach links oder rechts verschiebt. Bei Spannung der Feder F 

 wird nur diejenige Drehung der Mutter H, welche sie nach links bewegt, 

 auf den Hebelarm B wirken, während bei entgegengesetzter Drehung der 

 Schraubenmutter H der Arm B liegen bleibt und erst durch Herunter- 

 drücken der Feder L, d. h. durch Auslösen der Abzugsvorrichtung an 

 die nach rechts bewegte Schraubenmutter H geschnellt wird. Dadurch 

 findet ein plötzliches Verstössen der Glasnadelspitze nach links statt 

 und hierauf beruht die Bedeutung der ganzen Schiessvorrichtung. 



B. Die Glascapillaren und die Glasnadeln. 



Die Wand der Capillaren soll (Chabry S. 173) möglichst dünn und 

 frei von Fehlern sein. Letzteres hängt von der Güte der Glasröhre 

 ab, aus welcher die Capillaren gezogen werden. Streifige Eöhren sind 

 zu verwerfen, da die Streifen auch in den Capillaren wiederkehren 

 und sehr störend sind. Das Lumen soll möglichst gleichmässig sein. 

 Dies wird dadurch erreicht, dass man von einem langen ausgezogenen 

 Capiilarrohr nur den mittelsten Teil nimmt. 



Die Lichtung der Capillaren richtet sich nach der Grösse der 

 Eier und ihrer Eihüllen. Letztere dürfen nicht ganz prall die Lichtung 

 ausfüllen, doch darf letztere auch nicht zu weit sein. Man ordnet eine 

 grössere Anzahl von Capillaren zuerst mit dem blossen Auge und misst 

 dann die passenden mittelst Mikrometer und Mikroskop aus. 



Für den hier beschriebenen Apparat müssen die Röhrchen eine 

 Länge von 10 cm haben. Bei diesen Röhrchen wird durch Nähern 

 des einen Endes an die äussere Grenze einer Spiritusflamme ein 

 10 — 15 mm langes Stück unter rechtem Winkel umgebogen, was 

 allein durch die Schwere des kurzen, jenseits der Erwärmungsstelle 

 gelegenen Stückes geschieht. Durch diesen Handgriff wird aus dem 

 vorher geraden ein winkelig gebogenes, mit einem kurzen 10 — 15 mm 

 langen und einem langen 85—90 mm langen Schenkel versehenes Rohr, 



Internationale Monatsschrift für Anat. u. Pliys. XVII. 9 ■ 



