130 Fl"' Kopsch, 



dessen kurzer Schenkel zwischen die Stäbe T und B der Drehvorrich- 

 tung gebracht wird und zur Drehung des langen unter der Platte M 

 der linken Klammer K gelegenen Schenkels dient. 



Die Herstellung der Glasnadeln erfordert mehr Uebung und Ge- 

 schicklichkeit, als die der Capillaren. Man zieht sich zuerst aus einem 

 Glasstab eine grössere Anzahl feiner Glasfäden, ordnet dieselben der 

 Dicke nach erst mit blossem Auge, dann mit Hülfe des Mikroskops 

 und des Mikrometers. 



Zur Herstellung genau centrierter Spitzen an den Glasnadeln hat 

 Chabry eine besondere kleine Vorrichtung angegeben. Ich habe die- 

 selbe nicht benutzt, denn es gelingt unschwer, unter 20 — 30 Spitzen, 

 welche man bei einiger Uebung und Geschicklichkeit im Laufe einer 

 Stunde anfertigen kann, eine Anzahl gut centrierter zu erzielen. 

 Ausserdem ist eine nicht genaue Centrierung der Spitze oftmals von 

 Vorteil, da bei dem „Kampf mit dem Object" die abzutötende Zelle eher 

 an allen anderen Stellen, als gerade der centrischen Nadelspitze gegen- 

 über gebracht werden kann. Wer jedoch ganz genau centrierte Spitzen 

 benutzen will, mag bei Chabry S. 176, 177 nachlesen. 



Will man die Spitzen aus freier Hand anfertigen, so empfehle ich 

 folgendes Verfahren. Man nehme in eine Hand einen Glasstab und 

 erwärme das eine Ende in einer Bunsenlampe bis zu schwacher Rot- 

 glut. Sobald dies erreicht ist, wird das glühende Ende zur Hälfte aus 

 der Flamme genommen, die andere Hälfte bleibt in den Randteilen 

 der Flamme, um eine zu schnelle Abkühlung zu vermeiden. Dann 

 nähert die andere Hand das eine Ende des Glasfadens dem glühenden 

 Ende, berührt dasselbe und zieht den Glasfaden mit schneller gerader 

 Bewegung wieder zurück. Dadurch entsteht eine Spitze von äusserster 

 Spitzigkeit. Der Charakter der Spitze hängt ab von der Hitze des 

 Glasstabes, der Länge der Berührung und der Schnelligkeit des Ab- 

 ziehens. Man kann leicht alle möglichen Formen, von stumpfspitzigen 

 bis zu langgestreckten, erhalten. Welche Art davon man wählt, hängt 

 von dem verfolgten Zweck ab. Die Betrachtung jeder Spitze unter 

 dem Mikroskop ist zur Beurteilung notwendig. Zur Aufbewahrung 

 der fertigen Nadeln benutzt Chabry entweder ein Gefäss mit Sand, in 

 welchem sie mit der stumpfen Seite eingesteckt werden, oder Stückchen 



