Chabry's Apparat. 133 



Schraube H um eine entsprechende Zahl von Teilstrichen nach der- 

 selben Richtung wie vorher bei Annäherung der Nadelspitze an die 

 Elastomere gedreht, der Abzug L nach unten gedrückt. Die Feder F 

 schnellt gegen den Hebelarm R und drückt ihn fest an die Mutter H 

 an, dadurch wird der Hebelarm ü nach links und damit die Glas- 

 nadelspitze vorwärts getrieben und entweder durch die ganze Elas- 

 tomere durchgestochen oder nur eingestochen. Es kommt auch vor, 

 dass die Nadelspitze nicht weit genug vorschnellt, dann kann man 

 denselben Vorgang noch einmal wiederholen. 



Nach erfolgreicher Operation wird der Arm G gehoben, die Glas- 

 nadel in ihre Scheide zurückgezogen, die Capillare, welche das Ei 

 enthält, vom Apparat genommen, der kurze Schenkel abgebrochen und 

 das operierte Ei in ein Glasschälchen geblasen. 



Der Apparat ist von Herrn Optiker Richard Magen in Berlin an- 

 gefertigt. 



Eerlin, am 22. Januar 1900. 



