über bioelektrische Äusserung des Vagustonus. (597 



Siemens & Halske mit einer Empfindlichkeit von 1 mm Ausschlag in 

 1 m Entfernung für 8 x 10~ ^^ Amp. bei 10 000 ß innerem Widerstand^).] 

 Die nahezu aperiodischen Ausschläge des Instrumentes wurden einerseits 

 in 225 cm Abstand mittels Fernrohr und Skala beobachtet, andererseits 

 gleichzeitig auf Rapid-Negativpapier (17,8 x 52 cm, dünn, geliefert von 

 der Neuen Photographischen Gesellschaft in Berlin-Steglitz) photo- 

 graphisch registriert, indem ein durch ein Eosshaar längsgeteilter lot- 

 rechter Spalt (0,75 X 23 mm), vom Lichte einer Nernstlampe mit lot- 

 rechtem Faden durchstrahlt, durch Vermittlung einer Konvexlinse (von 

 (3,25 D, Brennweite IG cm, Objektweite 4 cm, Bildweite 62 cm) 

 und des Galvanometerspiegels durch Reflexion unter 45'' ein zwei- 

 teiliges lotrechtes Bild auf den wagerechten Spalt (16,5 cm) der 

 Hülse ^) (17,5 cm innerer Durchmesser, 20,5 cm Mantellinie, 

 Spaltaufsatz mit Zylinderlinse 14,5 cm vorstehend) eines Bl ix' sehen 

 Kymographion (Trommel von 16 cm Durchmesser, 18 cm Höhe) mit 

 elektrischem Antrieb fallen Hess. Es wurde also meist mit 0,5 mm 

 oder 1 mm pro 1 Sekunde Geschwindigkeit die Galvanometerkurve durch 

 ein Lichtbündel, welches in der Mitte eine nahezu lichtlose Unter- 

 brechung aufwies, auf fast lichtlosem Grunde registriert, wofür ein 

 12 cm breiter Anteil des photographischen Papiers in Betracht kam. 

 Dabei entsprach 1 mm Ausschlag der registrierten Kurve 2,3 mm 

 Ausschlag bei Fernrohrbeobachtung. Gleichzeitig zeichneten ein Reiz- 

 bzw. Schnittmarkierer und ein Zeitmarkierer, durch welchen bei 

 langsamem Gang je 10 Sekunden mittels eines manuell betriebenen 

 Tasters markiert wurden, Schattenlinien auf dem anderen, dauernd 

 beleuchteten Randteil (etwa 6 cm breit) des photographischen Papiers. 

 Dies wurde dadurch erreicht, dass man eine lichtdicht eingeschlossene 

 Metallfadenlampe durch einen horizontalen Spalt von 20 mm Breite und 



zu bringen ist. Doch stand mir leider kein solches Instrument zur Verfügung, 

 ich war vielmehr darauf angewiesen, mich mit den relativ bescheidenen Mitteln 

 meines Instituts zu behelfen. Im Prinzip dürfte jedoch dieser Mangel der Unter- 

 suchung nichts geschadet haben. 



2) Vgl. A. V. Tschermak, Abschnitt „Untersuchungsmethodik" im Kapitel 

 „Lehre von den bioelektrischen Strömen" im Lehrbuch der vergleich. Physiologie 

 der Haustiere, herausg. von Ellenbergeru. Scheunert S. 506 — 532, spez. 

 S. .510. Parey, Berlin 1910. 



3) Angefertigt nach meinen Angaben von Mechaniker H. Heder, Leipzig. 

 Weite des Spaltes und Abstand der Zylinderlinse sind variabel. Die Zylinder- 

 linse trägt eine Millimeterskala eingraviert, welche sich jedoch nur bei rascherem 

 Gange der Trommel bzw. bei kürzerer Exposition der Papierschleife verzeichnet. 



