698 A. V. Tschermak: 



2 mm Höhe ein Lichtbündel entsenden liess, in dessen Weg die 

 zweckmässig gebogenen, lotrecht herabhängenden Zeichenhebel von 

 zwei Pfeil' sehen Signalen eingestellt waren. Von dem sonach an 

 zwei Stellen verdeckten Spalt wurde durch eine Konvexlinse von 

 20 D ein Bild erzeugt, welches auf die eine Endstrecke des Hori- 

 zontalspaltes der Kymographionhülse fiel. Die maximal scharfe Ein- 

 stellung des dem Galvanometer und des den Markierern zugehörigen 

 Spaltbildes wurde in der Weise kontrolliert, dass man — vor dem im 

 Dunkeln vorgenommenen Einschieben der Trommel in die Hülse 

 — längs der Innenfläche des Hülsenspaltes ein mit transparentem 

 Papier bespanntes, gestieltes Rähmchen vorschob. Die Schleife 

 photographischen Papiers wurde an der Trommel durch eine schwach 

 gekrümmte Stahlfeder festgehalten, welche längs der 18 cm langen 

 Mantellinie des Zylinders von 16 cm Durchmesser verläuft und an 

 zwei radial schwach vorspringenden Ösen eingesteckt ist. Der die 

 Öse tragende Radius ist an der Deckplatte der Trommel durch 

 Gravierung bezeichnet, so dass man ihn liequem zu Beginn des Ver- 

 suches gerade hinter den Hülsenspalt einstellen kann. Zur Erzielung 

 möglichsten Lichtabschlusses greift die Hülse unterhalb der Trommel- 

 basis etwas über und wird die Hülse oberhalb der Trommeldecke 

 durch einen lichtdicht aufzusetzenden Ringdeckel von 4 cm Breite 

 verschlossen. Bis zum Beginn des Versuches wird ferner der Hori- 

 zontalspalt der Hülse durch zwei in einer Führung laufende Schieber 

 verdeckt gehalten. Sodann werden diese nach rechts bzw. nach 

 links aufgezogen und der Spalt der Einwirkung der beiden Bilder 

 freigegeben. Das Beobachtungszimmer ist inzwischen von Tages- 

 oder Lampenlicht ausgiebig erhellt. 



Die Einstellung des Galvanometerspiegels beiläufig in die Mitte 

 des Registrierbereiches (entsprechend ca. 270 Skalenteilen) wurde 

 durch Hinzufügen eines abgestuften Gegenstromes ^) zum Längs- 

 querschnittstrom erreicht, so dass entweder völlige Kompensation 

 bestand oder ein sehr schwacher Stromrest verblieb. Die Prüf- 

 reizungen, welche den Durchschneidungsversuchen angeschlossen 

 wurden, geschahen durch die in wechselnder Richtung (als Ra oder 

 Rb bezeichnet) benutzten Wechselströme eines Kronecker'schen 

 Normalinduktoriums unter Verwendung von Platindrahtelektroden. 



1) 2 Daniel], 20 — 50 ü im Hauptkreis, Ostwald'sches Normalrbeochord 

 mit neukonstruiertem Gleitkontakt von F. Köiiler, Leipzig. 



