M. Grildemeister : Über die Messung der Atmung mit G-asuhr und Ventilen. 97 



Ebenso lehnten wir uns bei der Konstruktion der Atemventile an 

 gegebene Vorbilder an. Mit den üblichen Typen machten wir recht 

 schlechte Erfahrungen. Entweder setzten sie der Luft einen großen 

 Widerstand entgegen, oder sie trockneten aus, wenn sie feuchte Mem- 

 branen enthielten, oder die beweglichen Teile klebten fest, sobald sie 

 durch die Atmungsluft feucht wurden, oder schließlich sie schlössen 

 nicht ganz zuverlässig. R. du Bois-Reymond und Katzenstein''-) haben 

 den glücklichen Einfall gehabt, ein leichtes Hütchen aus Glas auf 

 Quecksilber schwimmen zu lassen, wodurch der Forderung nach leichtem 

 Gange und zuverlässigem Schlüsse vollkommen Genüge getan ist. Um 

 das Ankleben in feuchtem Zustande zu verhindern, wurde das Hütchen 

 paraffiniert. Wir übernahmen den technischen Gedanken dieses Ventüs 

 und gaben den Einzelteilen nur leichter herstellbare Formen, wählten 

 anstatt Glas Celluloid, wodurch das Gewicht und die Zerbrechlichkeit 

 vermindert wurde, und brachten Sicherungen gegen Ankleben des 

 beweglichen Teiles und gegen störendes Verspritzen des Quecksilbers an 2) . 



Die Gasuhr. 

 Sie unterscheidet sich in der inneren Einrichtung nicht von dem 

 üblichen Modell, nur sind alle entbehrhchen Teüe fortgelassen, ins- 

 besondere der umschließende Kasten. Unser für mittlere Tiere, z. B. 

 Katzen, bestimmtes Exemplar 



a ö cd 

 II II 



hat eine Celluloidtrommel von 

 16 cm Durchmesser und 6 cm 

 Tiefe, die bis etwas über die 

 Mitte in Wasser taucht. Die 

 Vorkammer V nimmt die 

 Hälfte der Tiefe ein. Die Luft 

 dringt durch 4 radiäre Schlitze 

 bei E ein und verläßt die 

 Trommel durch das Rohr E. 

 Jede Umdrehung entspricht 

 einer Luftmenge von 420 ccm. 

 Das Ableitungsrohr ist bei S 

 senkrecht aufwärts geführt 

 und ragt einige Zentimeter über die Wasserfläche hinaus, damit das Wasser 



bei heftigen Inspirationsstößen, wobei es in der Vorkammer entsprechend 



1 



^) R. du Bois-Reymond und J. Katzenstein, Über Atemvolummessung beim 

 Sprechen und Singen. Arch. f. exp. u. klin. Phonetik 1, 27. 1913. 



2) In der letzten Zeit hat W. Trendelenburg Ventile angegeben, die an- 

 scheinend sehr gut sind. - — W. Trendelenburg, Zur Methodik der Gewiimung 

 \"on Alveolarluft. Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. 14, 311. 1921. — L. Schall, 

 Untersuchungen über die Methodik der Messung der Kohlensäurespannung in den 

 Lungenalveolen. Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. 14, 322. 1921. 



Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 195. 7 



Abb. 1. Gasuhr im wassergefüllten Kasten mit Ab- 

 leitungsrohr im Längsschnitt. Rechts: Trommel- 

 mantel in Aufsicht (schematisch). K^ K^ K, K^ auf- 

 gelcittete Kupferstreifen, a b e d verschiedene Stel- 

 lungen zweier Kupferbürsten. 



