Die Messung- der Atmung mit G-asuhr pnd Ventilen. 



99 



ab, läßt die Bürette auslaufen usf. Diese Eichung gut natürlich nur 

 für eine bestimmte Wasserhöhe, die durch Marken am Kasten gesichert 

 wird. 



Die Ventile. 



Ihre Einrichtung geht aus den Abb. 2 und 3 hervor. Ein kurzes 

 weites Glasrohr ist oben und unten durch die durchbohrten Stopfen aa 

 verschlossen. Diese werden oben und unten von 2 engeren Röhren 

 durchsetzt ; die untere, zur Luftzufuhr dienend, ragt 13 mm in das 

 Lanere der Ventükammer hinein. Auf den unteren Stopfen ist Queck- 

 silber in 4 mm dicker Schicht c gegossen, und darauf schwimmt ein oben 

 geschlossenes Hütchen, Abb. 2 b und 3, aus CeUuloid. Die auf Abb. 3 



Abb. 2. Atmungsventil im Längssclinitt. 

 a Stopfen, 6 Hütchen, c Quecksüber. 



Abb. 3. Celluloidhütchen für das At- 

 mungsventil (perspektivisch gesehen). 

 Seitenleisten zur Verhütung des Ankle- 

 bens an der Wand und des Verschlusses 

 des Abflußrohres. 



sichtbaren Seitenleisten sichern gegen das seitliche Ankleben in feuchtem 

 Zustande und, da sie nach oben verlängert sind, gegen den Verschluß 

 des Ausführungsrohres bei starker Hebung des Hütchens. 



Die Dimensionen für Katzen sind zweckmäßig etwa die folgenden: 

 Kammermantel Länge 24 mm (Innenmaß, ohne oberen und unteren 

 Stopfen), Lichtweite 44 mm; Ab- iind Zuführungsrohr, Lichtweite 

 10 mm; Hütchen Durchmesser 30 mm, Höhe 12 mm, Gewicht 0,6 g; 

 Seitenleisten 4 mm breit, Verlängerung nach oben um 6 mm. 



Das Zuführungsrohr ist, was man auf der Abbildung nicht sieht, 

 I- - förmig gestaltet ; der untere Schenkel wird durch einen Stopfen ver- 

 schlossen und dient zum Auffangen etwa verspritzter Quecksilber- 

 tropfen. 



Aus den Dimensionen des Hütchens ( Querschnitt 8 qcm, Gewicht 0,6 g) 

 geht hervor, daß es schon durch einen Luftdruck von weniger als 1 mm 

 Wasser gehoben wird. Für größere Tiere, für die man etwa den doppelten 

 Querschnitt wählt, ergibt sich etwa derselbe Atem widerstand. Der 

 Verschluß ist sehr gut, wenn man für annähernd senkrechte Stellung 

 sorgt^). 



^) Gasuhr und Ventile werden von den Vereinigten Fabriken für Laborato- 

 riumsbedarf, Berlin, Scharnhorststr. 22, hergestellt. 



