104 E. David : 



Über den rotierenden Umschalter ist nichts besonderes zu sagen. Die Frequenz 

 war 30 — 50 in der Sekunde, die Zeit der Stromunterbrechung („Zerstreuungszeit") 

 etwas liürzer als ^/^ der Periodenlänge. 



Die nächste Methode erlaubt, fast die ganze Polarisation abzufangen. 



Die Pendelmethode. Das Helmholtzsche Pendel besteht aus einem schweren 

 Gestell, in dem ein Eisenprisma leicht beweglich um eine horizontale Achse dreh- 

 bar aufgehängt ist. Vor dem Versuche wird es in abgelenkter Stellung durch einen 

 Elektromagneten festgehalten. Wird es losgelassen, so schlägt es in der Nähe des 

 tiefsten Punktes seiner Bahn gegen Kontakthebel und schließt oder öffnet dadurch 

 Kontakte. Diese können durch feine Schrauben gegeneinander verstellt werden. 



Das hier benutzte Exemplar gehörte dem Königsberger physiologischen In- 

 stitute und war uns in hebenswürdiger Weise von Herrn Professor Weiss zur Ver- 

 fügung gestellt worden. Es besaß einen Schließ- und zwei Öffnungskontakte. Die 

 nähere Beschreibung erübrigt sich, weil das Instrument schon früher zu physiolo- 

 gischen Versuchen gedient hat und dabei ausführlich besprochen worden ist^). 



Es sollte nun folgendes geschehen: 1. Schließung des polarisierenden Stromes; 

 2. Öffnung desselben; 3. Verbindung des geladenen Körpers mit dem Galvano- 

 meter und der Kompensationseinrichtung; 4. Öffnung dieses Kreises. Die Ver- 

 suehsanordnung glich der in Abb. 1 skizzierten (es wurde also auch mittels der 

 Kompensationseinrichtung auf Verschwinden des Galvanometerausschlags ein- 

 gestellt), nur wurde an Stelle des Kontaktes zwischen S und MP^ ein Öffnungs- 

 kontakt des Pendels (als OeKvariabel bezeichnet, weil seine Stellung im Verlaufe 

 eines Versuches verändert wurde), an Stelle von S — MP^ der Schließkontakt SK 

 gesetzt. Der zweite Öffnungskontakt {OeKtest) ist zwischen MP^ und R gelegen. 

 Der Vorgang 1 wurde durch Schließung des Schlüssels eine bis mehrere Sekunden 

 vor dem Pendelfall mit der Hand vollzogen. 



Es wurde also ein ,, Differential" des Depolarisationsstromes (von der Schlie- 

 ßung von SK bis zur Öffnung von OeKfest) in das Galvonometer geschickt. Seine 

 zeitliche Länge blieb während jeder Versuchsreihe konstant (d. h. SK und OeKtest 

 wurden nicht verschoben) und betrug gewöhnlich -"^/ecoo oder •^/i2ooo Sekunden. Die 

 Zeit, welche zwischen der Unterbrechung des Polarisationsstromes und der Ab- 

 leitung verging, hing von der Stellung von OeKvariabel ab, sie war NuU, wenn dieser 

 Kontakt gleichzeitig mit der Schließung von SK betätigt wurde usf. 



Es war also nötig, die Schraubenstellungen zu finden, bei welchen die Kon- 

 takte gleichzeitig in Tätigkeit gesetzt wurden. 



Die Nullpunktbestimmungen geschahen in folgender Weise: 



A) Ein Öffnungs- und ein Schließungskontakt gegeneinander {OeKtest '^^^SK). 

 Die beiden Kontakte wurden mit einem Akkumulator und einem Drehspulen- 

 galvanometer (Siemens & Halske, 10 000 Ohm Widerstand) in Serie geschaltet. 

 Erfolgt jetzt die Schließung von SK früher als die Öffnung von von OeK, so geht ein 

 Stromstoß durch das Messinstrument und lenkt es ab {Pouilletsche Methode). 

 Der Ausschlag verschwindet bei Gleichzeitigkeit beider Vorgänge. Nach dem 

 Vorgange von Oildemeister und Weiss wurde parallel zum Galvanometer ein Kon- 

 densator von 2 Mikrofarad gelegt. Wie leicht einzusehen, nimmt dieser, sobald die 

 Schheßung auch nur ein wenig früher erfolgt als die Öffnung, eine beträchthche 

 Ladung auf, weü zwischen ihm und dem Element nur der geringe Widerstand der 



^) M. Gildemeister und 0. Weiss, Über die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 

 Elektrotonus. Pflügers Arch. f. d. ges. Physiol. 94, 509. 1903 ; Dieselben, Über einen 

 zuverlässigen Platinschließkontakt. Ann. d. Physik [4] 11, 174. 1905; siehe dort auch 

 die bei der Handhabung des Apparates zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln. — 

 Eine Schraubenumdrehung bedeutete rund ^/eouo Sekunde. 



