124 M. Gildemeister: 



sogar klein sein muß, während für solche Vorgänge, deren Periodenlänge 

 an die des aufzeichnenden Apparates herankommt, ein ganz bestimmtes 

 Dekrement optimal und wünschenswert ist. Da beim Saitengalvano- 

 meter die dämpfenden Mittel (Nebenschlüsse, Verstärkung des magne- 

 tischen Feldes) manchmal versagen oder nicht anwendbar sind, hätte 

 man hier ein Mittel, um den Forderungen der Theorie gerecht zu werden. 

 Einthoven^) hat keine Theorie des Vorgangs gegeben, sondern hat sich 

 auf die Andeutung beschränkt, daß die mathematische Behandlung zu 

 sehr verwickelten Gleichungen führe. Er teilt als experimentelle Er- 

 gebnisse mit: Für den Betrag der Dämpfung komme es nur auf das 

 Produkt von Kapazität des Kondensators und Widerstand zwischen 

 den Galvanometerklemmen an, nicht auf die einzelnen Faktoren, wobei 

 dann, wenn außer dem Saitenwiderstand noch ein äußerer vorhanden 

 ist, dieser als dem ersten parallelgeschaltet in Rechnung zu ziehen ist. 

 Dieses Produkt müsse desto größer sein, je träger die Saite (je geringer 

 also ihre Eigenfrequenz), und je mehr die anderen Dämpfungsursachen 

 (Luft- und elektromagnetische Dämpfung) zurücktreten. 



Einthoven faßt die Sache etwa so auf: Da der Kondensator einen 

 Nebenschluß zum Galvanometer bildet, nimmt er, nachdem man eine 

 Spannung an die Galvanometerklemmen angelegt hat, im ersten Augen- 

 blick den vollen Strom auf. Dieser wächst erst allmählich in dem Maße, 

 wie sich der Kondensator füllt. Infolge des weniger plötzlichen Strom- 

 anstieges wird die Saite allmählicher in Bewegung gesetzt und es kommt 

 deshalb nicht zu Eigenschwingungen. 



Wenn diese Auffassung richtig ist, so müssen die Eigenschwingungen 

 der Saite auch dann unterbleiben, wenn man den Strom auf irgendeine 

 andere Weise verzögert beginnen läßt, z. B. durch Einschaltung einer 

 Selbstinduktion in die Zuleitungen. Ich habe einige Versuche dieser 

 Art gemacht, jedoch immer die charakteristischen kleinen Anfangs- 

 zacken der periodischen Saite bekommen, superponiert auf die sanft 

 ansteigende Kurve des durch die Spule verzögerten Stromes. Das folgt 

 auch aus der Theorie der Registrierinstrumente : Registriert man irgend- 

 einen Vorgang mit einem periodischen Instrument, so müssen min- 

 destens anfangs die gedämpften Eigenschwingungen des Instruments 

 sichtbar werden^). 



^) W. Einthoven, Über eine neue Methode zur Dämpfung oszillierender Gal- 

 vanometerausschläge. Ann. d. Physik [4] 16, 20. 1905. (Im folgenden mit Ej^ 

 bezeichnet. ) 



2) Siehe die Gleichung 12, S. 92 der Broemserschen Darstellung der Frank- 

 schen Theorie der Registrierinstrumente (Abderhaldens Handbuch der biologischen 

 Arbeitsmethoden, Lief. 23, 1921). Das zweite Glied auf der rechten Seite spielt 

 nach Broemser im weiteren Verlauf der Bewegung keine Rolle mehr (a. a. 0., S. 92); 

 kommt es aber auf die Einschaltungsvorgänge an, so darf es nicht unbeachtet 

 bleiben, wie man leicht an Beispielen zeigen kann. 



