144 M. Gildemeister: 



methode unmerklich klein, indem tatsächlich bei gleicher Eichzahl 

 (gleicher Elektrizitätsmenge) auch die gleiche Wirkung zu beobach- 

 ten ist. Je kleiner aber der sekundäre Widerstand ist, desto wirk- 

 samer wird relativ ein kleinerer Induktionsapparat (mit windungs- 

 ärmerer sekundärer Spirale) im Vergleich zu einem größeren. Der 

 Ideinere Apparat erzeugt dann also einen Schwellenreiz bei kleinerer 

 Skalenzahl. 



Man sieht daraus, daß der Widerstand im sekundären Kreise, auf 

 den die üblichen Eichmethoden keine Rücksicht nehmen und auch nicht 

 nehmen können, da man es ja in der Praxis mit Objekten sehr ver- 

 schiedenen und gewöhnlich unbekannten Widerstandes zu tun hat, eine 

 wesentliche Rolle spielt. Deshalb wurden die weiteren Versuche so 

 angelegt, daß zunächst nur der sekundäre Widerstand variiert wurde. 

 Es wurde also die andere maßgebende Variable des Reizkreises, die 

 Größe, oder schärfer ausgedrückt die Selbstinduktion der sekundären 

 Spule, ungeändert gelassen, einfach dadurch, daß jetzt nur em Indukto- 

 rium zur Verwendung kam. Die Versuche verliefen also so : Mit einer 

 primären Spule, in der die Stromstärke immer dieselbe blieb, wurde 

 eine sekundäre verbunden, und diese an ein Objekt (Muskel usw.), 

 einen Rheostaten und ein Galvanometer angeschlossen. Nun wurde 

 bei gegebenem sekundären Widerstand derjenige Rollenabstand auf- 

 gesucht, der einem Schwellenreiz entsprach, und, wenn dieser gefunden 

 war, der zugehörige Galvanometerausschlag, d. h. die Elektrizitätsmenge, 

 abgelesen. Dasselbe wurde bei anderem Widerstand wiederholt usw. 



Dabei kommt man aber nicht unter den Widerstand von Spule 

 + Objekt herunter, und bekommt deshalb den Bereich der kleinsten 

 Widerstände, bei dem, wie oben erwähnt, die Abweichungen von den 

 Eichzahlen am größten sind, nicht zur Untersuchung. Dieser Mißstand 

 wurde durch Anlegung einer Nebenschließung zum Objekt beseitigt. 

 Die Einzelheiten der Methodik, von der an späterer Stelle noch die Rede 

 sein wird, sind hier ohne Bedeutung; wir wollen hier nur das einfache 

 Ergebnis erwähnen: Je größer der Widerstand im sekundären Kreise, 

 desto kleiner die zur Minimalzuckung nötige Elektrizitätsmenge {der 

 Elektrizitätsbedarf). Das hat aber eine gewisse Grenze; hat bei einem 

 Induktionsapparat der üblichen Größe der sekundäre Widerstand einmal 

 den Wert von einigen tausend Ohm erreicht, so wird durch Einschaltung 

 von noch mehr Widerstand der Elektrizitätsbedarf nicht mehr merklich 

 herabgedrückt. 



Der genauere Zusammenhang kommt bei graphischer Darstellung 

 zutage ; trägt man den reziproken Widerstand als Abszisse, den Elektri- 

 zitätsbedarf als Ordinate in ein Koordinatennetz ein, so erhält man eine 

 (fast) gerade Linie, die die Ordinatenachse oberhalb des Nullpunktes 

 schneidet und dann nach rechts ansteigt. Daraus folgt die einfache 



