über Elastizität und Innendruck der Gewebe. 161 



Absolute Eichung des Elastometers . Wie schon oben erwähnt, kam 

 es uns hauptsächlich darauf an, den hydrostatischen Innendruck des 

 Gewebes zu ermitteln. Wir verfuhren dabei zuerst folgendermaßen: 

 Eine BecJclinghausensche Manschette, wie sie zur Bestimmung des 

 menschlichen Blutdrucks dient, wurde mit einem Gebläse und einem 

 Manometer verbunden und bei wechselndem Innendruck mit dem 

 Elastometer untersucht. Hier nahm natürlich die Resistenz mit ver- 

 mindertem Innendruck ab, jedoch war sie selbst bei dem mit nur 2 mm 

 Quecksilberdruck aufgeblasenen Luftkissen immer noch größer als 

 beim Arm. Das heißt also, der Arm verhielt sich nach diesen Versuchen 

 als ob er einen Gewebsdruck von weniger als 2 mm Hg hätte. Das ist 

 sehr unwahrscheinlich. 



Zweifellos kam das daher, daß das Kissen eine sehr steife Hülle 

 hatte (Gummi von mehr als 1 mm Dicke). Die menschliche Oberhaut 

 erwies sich beim Abheben einer Falte als viel biegsamer und dehnbarer. 

 Deshalb fertigten wir dünnwandigere Modelle an, ohne aber rechten 

 Erfolg zu haben. Kollodiumbeutel und Säcke aus Goldschlägerhaut 

 (Peritoneum) hielten nicht dicht oder bekamen Brüche und Falten 

 und ließen deshalb die notwendige Konstanz vermissen. Schließlich 

 fanden wir, angeregt durch eine Bemerkung von Herrn Dr. Freise, das 

 geeignete Material in den frischen Lungen gesunder Katzen und Kanin- 

 chen, die geeignet gelagert und aufgeblasen sehr konstante Resultate 

 lieferten. Sie mußten unter etwa 20 mm Hg Innendruck gesetzt werden, 

 um dieselbe Resistenz zu zeigen wie das normale Unterarmgewebe. 

 Den Maximalwerten (stärkste Stauung) entsprachen etwa 35 mm Hg. 



Nun ist aber die Pleura viel zarter als die Oberhaut, und man darf 

 aus diesen Versuchen nicht schließen, daß der Arm einen Innendruck 

 von 20 mg Hg habe. Seine Resistenz rührt her von der Steifigkeit der 

 Haut und dem Innendruck, die der Lunge praktisch nur vom Innen- 

 druck. Deshalb müssen wir 20 mm Hg als den oberen Grenzwert be- 

 trachten, während 2 mm Hg (Luftkissen mit sehr steifer Umhüllung) 

 einen unteren Grenzwert darstellt. Wir werden wohl nicht fehlgehen, 

 wenigstens nicht in der Größenordnung, wenn wir den Innendruck 

 an der von uns gemessenen Stelle zu etwa 10 mm Hg ansetzen und weiter 

 folgern, daß er bei stärkster Stauung um mindestens den gleichen Betrag 

 steigen kann. 



Unsere Versuche, diese Schlüsse durch Herstellung von besseren 

 Eichmodellen mit einer Umhüllung, die in bezug auf Steifheit und Elasti- 

 zität etwa der Haut entspräche, zu erhärten, scheiterten. Klopft man 

 auf wassergefüllte Gummibeutel, so geraten sie in Eigenschwingungen, 

 deren Periodenlänge außer von der Spannung der Wand auch von der 

 bewegten Masse abhängt. Die Stoßzeit ist also hier kein brauchbares 

 Maß des Innendrucks. Füllt man sie aber mit Luft, so folgt ihre De- 



Pflügers Archiv f. d. ges. Physiol. Bd. 195. \ \ 



