Ein Verfahren zur bequemen Darstellung von Aluminiumfäden 

 für das Saitengalvanometer. 



Von 

 Prof. Dr. A. Weber. 



(Aus dem balneologischen Institut zu Bad-Nauheim.) 

 Mit 2 Textabbildungen. 

 {Eingegangen am 3. März 1922.) 



Die Darstellung von Saiten für das Edelmannsche Galvanometer 

 aus den käuflichen WoUastondrähten ist ohne besondere Hilfsmittel 

 schwierig. Der im folgenden beschriebene Apparat erleichtert die Arbeit 

 so wesentlich, daß die Darstellung von beispielsweise 3 ju dicken Alu- 

 miniumsaiten keine Schwierigkeit mehr bietet. 



Arbeitsweise: Von dem kauf Hohen Wollastonsilberdraht mit Al.- 



Seele werden Stücke von genau 9,3 cm abgeschnitten, wenige Minuten 



auf 200° im Trockenschrank erhitzt (um die Elastizi- 



Woi^iasfondrahf ^ö,t des Silbers zu beseitigen) ; dann werden die Stücke 



mit dem einen Ende an die Messingstifte angelötet, 



'^Messingsfiff die später in die Fadenträger des Galvanometers 



Abb. 1. eingeklemmt werden. Die Länge der Verlötung soll 



3 mm betragen (so lang ist die Kerbe im Messingstift) ; 



der Draht muß zentrisch an dem Messingstift befestigt sein, d. h. im 



Grund der Kerbe des Stiftes liegen (s. Abb. 1). 



Als Lötmasse dient Woods Metall: 



Cd 1,0 



Bi 6,0 



St 2,0 



• Pb 4,0 



Möglichst geringe Erhitzung des Messingstiftes in kleiner Bunsen- 

 flamme, den Wollastondraht in die Kerbe des Messingstiftes legen, 

 ohne ihn in die Flamme zu bringen. Das freie Ende des Drahtes auf eine 

 Strecke von 1,5 — 2 mm in dünnes CoUodium elasticum kurz eintauchen, 

 diese Strecke wird dann \'on der Salpetersäure nicht angegriffen. Nun 

 wird der Faden abgeätzt. Dazu benutze ich einen mir von der Firma 



