252 A. Weber: Verfahren zur Darstellung von Aluminiumfäden usw. 



ist, schwenkt man mit der linken Hand das Säuregefälä beiseite und 

 holt den Halter E mit dem Heizwiderstand bis zum Anschlag heran; 

 der untere Messingstift steht dann genau vertikal unter dem oberen 

 und nachdem man Halter E festgeschraubt hat, leitet man den Faden 

 in die Kerbe des Messingstiftes, was mühelos gelingt; er legt sich hier 

 sofort fest an. Der Heizstrom wird jetzt ausgeschaltet. Nun drückt man 

 mit Hilfe eines feinen Schraubenziehers, den man wie einen Spatel 

 gebraucht, noch etwas Lötmasse gegen die Kerbe (nie streichen, das 

 zerreißt den Faden), wartet einige Minuten bis zum Erstarren des Lotes 

 und kann dann die Fadenbüchse überschieben. Die ganze Herstellung 

 einer Saite ist in etwa ^/^ Stunde vollendet. 



Bei mindestens der gleichen Widerstandsfähigkeit wie Platinsaiten 

 haben Aluminiumsaiten infolge ihrer wesentlich geringeren Einstellungs- 

 dauer den Vorteil, daß sie schon mit wesentlich schwächeren Magnet- 

 feldern ein unentstelltes Ekg schreiben, so daß für klinische Zwecke 

 künftighin das kleine Elektromagnetsaitengalvanometer von Edelmann 

 ausreichen dürfte. 



