auf das Zählresultat bei Erythrocyteiizählungen. 271 



Zur Erzielung eines möglichst ebenen und scharf begrenzten Blut- 

 körperchenspiegels erwies es sich als nötig, die Senkung in einem relativ 

 weiten Glasröhrchen vor sich gehen zu lassen, sonst machte sich die 

 Adhäsion an der Wand und die dadurch bedingte Konkavität des 

 Flüssigkeitsspiegels störend geltend. Das Röhrchen war ca. 140 mm 

 lang, der innere Durchmesser betrug 7,3, der äußere 9,0 mm. In seiner 

 unteren Hälfte war das Röhrchen mit einer Millimeterskala versehen. 

 Um parallaxenfrei ablesen zu können, war die MiUimeterteüung auf 

 der Vorder- und Rückseite in gleicher Höhe angebracht, die gemeinsamen 

 Zentimeterteilstriche waren ringsherum geführt. Die Temperatur 

 wurde dadurch konstant erhalten, daß das Röhrchen in ein mit Wasser 

 gefülltes, etwa 8 cm weites Becherglas möglichst tief eingetaucht wurde, 

 das seinerseits in einem mit einem Thermoregulator versehenen Wasser- 

 bad (etwa doppelt so weites wasserhaltiges Becherglas) stand. Im inneren 

 und äußeren Becherglas befand sich zur Kontrolle der Temperatur je 

 ein Thermometer. In späteren Versuchen wurde das Röhrchen im inneren 

 Becherglas mit einem Luft- statt einem Wassermantel umgeben. 



Mit einer Pipette wurde nun die Blutmischung in das Glasröhrchen 

 luftblasenfrei so eingefüllt, daß sie etwa 1 mm über dem Nullstrich 

 der Skala stand. Von dem Augenblick an, wo der Blutkörperchen - 

 Spiegel bei der Senkung den NuUstrich passierte, wurde mit der Ermitt- 

 lung der Senkungsgeschwindigkeit begonnen. Die Beobachtungszeit 

 erstreckte sich meist auf 60 Minuten. Aus der Senkungsstrecke und 

 Senkungszeit ergab sich dann leicht die Senkungsgeschwindigkeit in 

 Millimetern pro Minute. 



Daß nun die auf diese Weise ermittelte Senkungsgeschwindigkeit 

 in der Tat mit der von Maiioff auf der Zählfläche ermittelten überein- 

 stimmt, sofern man die Tubusverschiebung mit dem Brechungsexponen- 

 ten der Verdünnungsflüssigkeit multipliziert, habe ich durch eine Reihe 

 von Versuchen festgestellt. In 4 vom 8. bis 10. 1. 1920 im Senkungs- 

 röhrchen durchgeführten Versuchen fand ich für mein 200 fach mit 

 HayemscheT Lösung verdünntes Blut die Senkungsgeschwindigkeit bei 

 15° zu 0,125, 0,125, 0,128 und 0,125 mm pro Minute, im Mittel 0,126. 

 Als Gesamtmittel einer größeren Zahl von Versuchen (50 Beobach- 

 tungen) auf der Zählfläche ergab sich bei einer mittleren Temperatur 

 von 14,4° 0,093 mm. Den Brechungsexponenten der Hayemschen 

 Lösung bestimmte ich zu 1,3362 bei 15°, daraus ergibt sich die Sen- 

 kungsgeschwindigkeit zu 0,093 • 1,3362 = 0,124 mm, ein Wert, der mit 

 dem nach der anderen Methode gewonnenen von 0,126 recht gut über- 

 einstimmt. 



Die Ermittlung der Senkungsgeschwindigkeit in einem Glasröhrchen 

 hat aber den weiteren Vorteil, daß sie die Zeit und Geduld des Be- 

 obachters viel weniger in Anspruch nimmt. Wie schon erwähnt, ist 



