auf das Zählresultat bei Erythrocytenzählunffen. 277 



resultat sehr ungünstig beeinflussen mußte. Es bKeb daher nichts 

 anderes übrig, als sich auf die extremen Fälle zu beschränken und die 

 Zählung der Frosch- und Menschenerythrocyten in Mayemscher und 

 ^ro^Ä;oi^ scher Lösung vergleichend nach der Thomaschen und der 

 Bürker sehen Methode vorzunehmen. 



Dabei wurde, um unter sonst identischen Verhältnissen zählen zu 

 können, folgendermaßen verfahren: Die eine Abteilung einer Bürker- 

 schen Zählkammer wurde nach Art der Thomaschen Methode gefüllt, 

 d. h. es wurde ein Tröpfchen der Blutmischung auf die Zählfläche 

 gebracht und dann erst das Deckglas aufgelegt und mit HiKe der Klam- 

 mern dauernd unter Erzeugung schönster Newtonschev Streifen auf- 

 gedrückt. Die andere Abteilung wurde unmittelbar darauf, während das 

 Deckglas Hegen bheb, nach Bürker, also durch Capillarität, gefüllt. 

 Nach Auszählung der beiden Abteilungen — es wurden in jeder 160 Qua- 

 drate berücksichtigt — wurde eine zweite analoge Füllung vorgenommen, 

 nur wurde jetzt insofern gewechselt, als die Abteilung, welche vorher 

 nach Bürker gefüllt worden war, jetzt nach Thoma gefüllt wurde und 

 umgekehrt. Das Resultat wurde aus dem Erythrocyteninhalt von je 

 320 Quadraten berechnet. 



Bei dieser Art der Füllung zeigte sich wieder, wie schwer es war, 

 einwandfrei nach Thoma zu füllen, es mußte die Füllung oft mehrere 

 Male vorgenommen werden, bis sie allen Anforderungen entsprach. 

 Mit Rücksicht auf die relativ großen Froscherythrocyten wurde bei 

 Zählung derselben durch Auflegen des mit einem Einschliff von 0,100 mm 

 Tiefe versehenen Deckglases die doppelte Kammerhöhe von 0,200 mm 

 hergestellt. Gezählt wurde in diesem Falle in den großen Quadraten 

 von ^/25 qmm, 125 solcher Quadrate wurden in jeder Abteilung berück- 

 sichtigt, also gerade 1 cmm Blutmischung. Da im allgemeinen alle 

 Blutarten 200 fach verdünnt waren, so brauchte im letztgenannten 

 Falle die ermittelte Erjrthrocytenzahl nur noch mit 200 multiphziert 

 zu werden. In Wahrheit Hegen die Verhältnisse bei Zählungen in der 

 Thomaschen Kammer selbst wegen des 9 mal kleineren Zählnetzes 

 und der Unsicherheit, das Deckglas richtig aufzulegen und in gleicher 

 Lage zu erhalten, noch ungünstiger. 



In der TabeUe (S. 278) sind die Resultate der Zählungen mitgeteilt. 



Aus den am Blute von 7 verschiedenen Tieren gewonnenen Zählresul- 

 taten ergibt sich, daß unter 17 nach Thoma angestellten Versuchen 16 ein 

 höheres Resultat lieferten als die nxich Bürker durchgeführten, nur Ver- 

 such 11 Heferte einen niedrigeren Wert. Im Durchschnitt von allen Zäh- 

 lungen beträgt die Differenz 10,3% bei einer mittleren Senkungs- 

 geschwindigkeit der Froscherythrocyten von 0,60 mm pro Minute. 



Die Versuche Nr. 8 — 17 sind an derselben Blutmischung durch- 

 geführt, sie sind daher zur Berechnung des mittleren Fehlers jeder 



