528 A, Jüdin: Über die Zerlegung der Aktionsstroinkurve der quergestreiften 





Abb. 2. 



Abb. 3. 



als die zu registrierende Erscheinmig, besitzen muß. Da aber das Eint- 

 hovensche Galvanometer bei sehr großer Spannung des Fadens, d. h. 

 bei sehr kurzer eigener Periode, wenig empfindhch wird, so muß man sich 

 begnügen, das Saitengalvanometer aperiodisch 

 zu machen. Mit einem solchen aperiodischen 

 System wurden alle meine Versuche auch aus- 

 geführt. Man war von vornherein genötigt, auf 

 eine gewisse Ungenauigkeit der Registration der 

 zu registrierenden Erscheinung 

 gefaßt zu sein. Der Grad der 

 Dämpfung des Galvanometers 

 unter der Bedingung der voll- 

 ständigen Aperiodizität dessel- 

 ben kann ein verschiedener sein, 

 was den allgemeinen Charakter 

 der Registration der gegebenen 

 Erscheinung nicht beeinflußt. 

 Der Einfluß des Grades der 

 Dämpfung erhellt aus einem 

 Vergleich der Kurven Abb. 1 

 und 2. Beide Kurven wurden 

 nacheinander von einem und 

 demselben Präparat bei gleicher 

 Empfindlichkeit des Galvano- 

 meters (10"'' Amp. bewirkt 

 einen Ausschlag von 30 mm) 

 aber verschiedenen Graden der 

 Dämpfung registriert. Dieser 

 Versuch ist in der Beziehung 

 lehrreich, daß er auf die Unmög- 

 hchkeit hinweist, über die Größe 

 der elektromotorischen Kraft 

 des Muskels auf Grund der 

 Amphtude der Oscillation des 

 Galvanometers zu urteilen. Die- 

 sen Satz bestärkt noch mehr 

 die Kurve Abb. 3, die von dem- 

 selben Muskel wie die Kurve 

 Abb. 1, aber bei einer viermal geringeren Empfindhchkeit des Galvano- 

 meters registriert "vvurde. Die Amphtude wurde nicht um 4 mal geringer. 

 Bemerken wir, daß hier das Bild erlöschender Schwingungen verschwun- 

 den ist und die Kurve das gewöhnliche Aussehen einer einphasischen 

 Kurve angenommen hat. Betrachten wir die Kurven Abb. 1 und 2 



Abb. 4. 



