506 H. Goldmann : Messende Untersuchungen 



tafel ein Punktsystem nach Art eines Flächengitters darstellt, muß auch die Kurve 

 der Spektralfarben dieser Struktur entsprechen. 



Mit diesen Ausführungen ist auch schon das Untersuchungsgebiet gegeben. 

 Man muß Reihen von Gleichungen vollkommenen Geltungsgrades herstellen. 



II. Methodik. 



Die Untersuchungen wurden an dem im Prager Institut vorhandenen, ur- 

 sprünglichen Heringschen Spektrallichtermischapparat mit gewöhnlichem, nicht 

 polarisiertem Licht angestellt, einem Apparat, welcher seinerzeit zum Teil aus 

 Bestandteilen vorhandener Spektralapparate unter Mitwirkung von Lippich gebaut 

 worden war. Ein vervollkommneter Apparat dieser Art, ein wahres Universal- 

 instrument, befindet sich bekanntlich im Leipziger Institut; dieser wurde unlängst 

 von Garten 1 ) genau beschrieben. 



Der Prager Apparat ist primitiver: er besteht (vgl. Abb. 6) aus zwei Spektral- 

 apparaten A und B, welche Spektren auf die Vorderspalte S t bzw. S 2 entwerfen, 

 die daraus einen schmalen Bereich ausschneiden. Diese Strahlung gelangt auf 

 der Seite von B zur Linse L 1 und zum Fernrohr F; für A wird dies durch totale 

 Reflexion an dem dreiseitigen Prisma Pr erreicht. Der Beschauer stellt das Fern- 

 rohr auf die Kante V von Pr scharf ein, sieht also durch diese getrennt — im 

 umgekehrten Bilde — zwei farbige Feldhälften, die rechte von B, die linke von A 

 geliefert. Die Größe des Feldes wird durch eine Irisblende bei J geregelt. Als 

 Fixationspunkt dient eine geeignete Kerbe der Prismenkante. Bei C befindet sich 

 ein Stutzen nnt Spalt zum Zulassen von weißem Licht, aas durch die Solinglas- 

 platte G der von B kommenden farbigen Strahlung zugespiegelt werden kann. 

 Die Menge des weißen Lichtes wird durch die Weite dieses Spaltes (S 3 ) reguliert. 

 Die Spalte S x und S 2 gestatten die Intensitäten der von A und B kommenden 

 Strahlungen zu variieren. HS ist ein horizontaler Spalt, welcher die Intensität 

 beider Feldhälften gleichmäßig zu ändern gestattet, — soweit dazu nicht ein 

 zwischen der Linse L und diesem Spalte einschalt barer Episkotister mit gegen Seiten- 

 licht dichter Hülse verwendet wird ; doch blieben beide Abstufungseinrichtungen 

 für die vorliegende Untersuchung unbenutzt. — Sowohl am Kollimator A wie am 

 Kollimator B kann .man einfache oder gekoppelte Doppelspalte anbringen, wobei 

 die Scheidung der beiden Ausschnitte durch je ein Einsatzstück aus einer unter 

 starken Sprüngen abgestuften Breitenserie bewerkstelligt wird, während am 

 Leipziger Apparate durch ein sog. Harmonikaschaltstück eine kontinuierliche 

 Abstufung möglich ist. Wir konnten demgemäß nur Binärgemische von ganz 

 bestimmten, nicht von beliebigen Wellenlängenunterschieden verwenden. 



Um den Apparat zu eichen, hat A. Tschermak eine praktische Einrichtung 

 angebracht: S 1 und S 2 haben von L ± gleichen Abstand. L ± entwirft von ihnen 

 reelle Bilder, die man mit dem Fernrohr, dessen Okular weit genug ausgezogen 

 werden kann, betrachtet. S t und 8 2 sind nun die Orte der durch A und B ent- 

 worfenen Spektra. Es genügt also einfach das Ausziehen des ganzen Fernrohrs 

 bis zur genauen Einstellung von S x und S 2 , um scharfe Bilder der Fraunhofer sehen 

 Linien, oder, was sich sehr gut bewährt hat, nach dem Vorgange von A. Tschermak 2 ) 



x ) 8. Garten, Herings Farbenmischapparat für spektrale Lichter. Zeitschr. 

 f. Biol. 13, 89. 1920. Vgl. auch G. v. Hess, Methoden zur messenden Unter- 

 suchung des Licht- und Farbensinnes sowie des Pupillenspieles. Abderhaldens 

 Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. Abt. V. Bd. VI, S. 159ff. 1921. 



2 ) A. Tschermak, Über spektrometrische Verwendung von Helium. Pflügers 

 Arch. f. d. ges. Physiol88. 95. 1901). Die Kapillarstrecke des mit Helium gefüllten 

 Plückerrohres läßt sich mittels einer geeigneten Trägerhülse bequem vor die ein- 

 zelnen Kollimatorspalte bringen. 



