SÉANCE DU 15 FÉVRIER 317 



Un nouveau tube a centrifuger (tube a fond plat et mobile), 

 par A. Baudouin et H. Français. 



Il serait superflu d'insister sur les services que rend actuellement la 

 centrifugation dans les examens biologiques. 



Dans l'examen des différentes sérosités normales et pathologiques, elle est 

 indispensable pour séparer les éléments figurés du liquide qui les renferme. 

 La technique ordinairement employée est excellente si l'on se propose sim- 

 plement de recueillir le liquide que l'on veut soumettre ultérieurement aux 

 différents modes d'investigation, mais la méthode classique d'examen des 

 cellules (cytu-diaynostic) est passible de divers reproches. Tel qu'il a été 

 réglé par MM. Widal et Ravaut, l'examen cytologique expose à de grosses 

 altérations cellulaires qui tiennent, pour la plus grande part, à ce fait qu'on 

 laisse dessécher à l'air libre ou à l'étuve la goutte de liquide renfermant les 

 éléments. Pour le cas particulier du liquide céphalo-rachidien, M. Alzlieimer 

 a beaucoup insisté sur les défectuosités de cette technique au point de vue 

 de l'examen cytologique. Convaincu, ainsi que M. Nissl, de l'importance que 

 pourrait avoir une bonne conservation des éléments dan 6 ! certains cas de 

 diagnostic neurologique, M. Alzheimer (1) a proposé de remplacer la méthode 

 française par un procédé beaucoup plus compliqué. Il consiste à mêler le 

 liquide céphalo-rachidien avec un fixateur approprié (ordinairement l'alcool) 

 dans un tube à centrifuger. Après centrifugation, les éléments cellulaires 

 ordinairement enrobés dans de l'albumine coagulée forment un petit caillot 

 qui est inclus dans la ceiloïdine ou la paraffine et coupé en série. Cette 

 méthode donnerait d'excellents résultats. M. Alzheimer insiste sur ce fait que 

 les cellules du liquide céphalo-rachidien normal ou pathologique sont par- 

 faitement conservées et que leur aspect ne ressemble en rien à ce que 

 donnent les méthodes ordinaires. Quels que soient les avantages de la 

 méthode d'Alzheimer, il est certain que l'on ne saurait la considérer que 

 comme un procédé d'exception en raison de sa complexité. 



Nous avons pensé que l'on pourrait obtenir de bonnes préparations cyto- 

 logiques par un autre procédé. Nous employons un tube à centrifuger à 

 fond plat et mobile. Ce fond est constitué par un disque de verre (V) 

 sur lequel la centrifugation applique directement les éléments qui seront 

 secondairement fixés et colorés. Les manipulations sont donc réduites 

 à leur minimum, les éléments étant d'emblée fixés sur la lame qui sera 

 portée sous le microscope. 



Le schéma ci-contre montre suivant quel dispositif le tube à centri- 

 fuger, qui a la forme d'un cylindre à parois épaisses, vient appuyer sur 



(1) Alzheimer. Einige methoden zur Fixierung der zelligen Elemenle der 

 Cerebrospinalflussigkeit. Centralblatt fur Nervenheilhunde und Psych., 15 juin 

 1907, p, 449. 



