348 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



le disque de verre. Le contact est assuré par un ressort à boudin (II). 

 Quand l'appareil est en mouvement, c'est la force centrifuge qui 

 applique le tube contre le disque de verre et cela d'autant plus fort que la 

 vitesse est plus grande. Malgré toute la précision que l'on peut apporter 

 au Iravail des pièces, une mince rondelle de caoutchouc (C) représentée 

 également sur le schéma est nécessaire pour assurer une fermeture 

 hermétique. 



Après différents essais, voici quelle est la technique à laquelle nous 

 nous sommes arrêtés : 

 Supposons, par exemple, que l'on opère sur le liquide céphalo-rachidien . 

 Un centimètre cube de liquide est introduit 

 dans l'appareil. On centrifuge pendant dix 

 minutes, en tournant à une vitesse de quatre 

 mille tours à la minute, ce qui assure la sédi- 

 mentation de tous les éléments, comme on 

 peut s'en assurer par l'examen du liquide 

 centrifugé. Celui-ci doit être retiré avec les plus 

 grandes précautions au moyen d'une pipette 

 à boule. On remplace alors le liquide céphalo- 

 rachidien par du liquide de Bouin qui fixe les 

 éléments. On le laisse cinq minutes. Au bout 

 de ce temps, le liquide est retiré également à 

 la pipette, et avec les mêmes précautions.. Le 

 tube à centrifuger est alors démonté, et le 

 disque (V) chargé d'éléments qui forment une 

 mince pellicule circulaire et de couleur jau- 

 nâtre est rapidement passé dans de l'eau dis- 

 tillée. Nous colorons alors les éléments au 

 moyen du triacide d'Ehrlich, appliqué dix mi- 

 nutes. Après ce temps, on passe très rapide- 

 ment à l'alcool, au xylol, et l'on monte la 

 préparation dans le baume, en recouvrant le disque d'une lamelle 

 circulaire. On voit que, de la sorte, toute dessiccation est évitée. Il est 

 facile de vérifier, en opérant, par exemple, sur des dilutions de sang- 

 dans l'eau physiologique, que les éléments ne sont pas altérés. Les 

 globules blancs n'ont pas l'aspect aussi étalé que sur une préparation 

 de sang sec, mais ils ont l'aspect bien vivant, et leurs granulations sont 

 parfaitement visibles. 



On pourrait arriver, sans doute, avec des précautions spéciales, à 

 faire adhérer à la surface du disque tous les éléments du liquide. On 

 constate d'ordinaire qu'un bon nombre de ceux-ci disparaissent au 

 cours de ces différentes manipulations. Cette technique ne saurait donc 

 valoir pour une numération directe qui serait d'ailleurs pratiquement 



T. tube à centrifuger. 

 R, Ressort à boudins. 

 C, Rondelle de caoutchouc 

 V, Disque de verre. 

 F, Fond mobile vissé. 



inapplicable, comme trop laborieuse. 



