828 RÉUNION BIOLOGIQUE DE NANCY (41) 



particulièrement sur la cornée; il existe aussi sur l'image ophtalmos- 

 copique un léger voile, qui tient à ce que les milieux optiques de l'œil, 

 notamment le cristallin, ne sont pas d'une transparence absolue, et, 

 quand ils sont traversés par un rayon lumineux, diffusent irréguliè- 

 rement la lumière. On a cherché de bien des façons à éviter la pro- 

 duction du reflet cornéen, et M. Guilloz a indiqué un moyen d'y arriver. 

 On trouve dans l'ouvrage de M. le D r W. Thorner {Die Théorie des 

 Augenspiegels, Berlin, 1903) un aperçu historique de la question. Mais 

 le grand perfectionnement a été apporté à l'ophtalmoscopie par M. le 

 professeur A. Gullstrand ^d'Upsal) qui, partant des conditions générales 

 de la production des images dans les instruments d'optique, a posé les 

 conditions de l'ophtalmoscopie sans reflets ni voile. M. Gullstrand a 

 montré en outre qu'on pouvait réaliser ces conditions en s'arrangeant 

 de façon à ce que, à leur passage à travers la cornée et le cristallin, le 

 faisceau des rayons, qui, partis de la source lumineuse, vont éclairer la 

 rétine, et le faisceau des rayons, qui reviennent de la rétine à l'œil de 

 l'observateur, soient séparés par un certain intervalle. Comme ces deux 

 faisceaux de rayons passent par la pupille de l'œil à examiner, et qu'il y a 

 intérêt à ce que le faisceau qui revient à l'observateur ne soit pas trop 

 étroit, il convient que la section du faisceau éclairant par le plan de la 

 pupiVe de Vœil à examiner soit très petite. Pour qu'il en soit ainsi, le 

 D r Gullstrand forme dans le plan de la pupille de l'œil à examiner l'image 

 de la source lumineuse elle-même. Dans ces conditions, il y a lieu 

 d'employer une source de lumière très intense et de surface aussi 

 réduite que possible, une source de grand éclat : M. Gullstrand a choisi 

 comme source lumineuse pour son grand ophtalmoscope le filament 

 d'une lampe Nernst (1). Pour l'ophtalmoscope à main, on obtient déjà 

 de bons résultats avec le filament métallique incandescent d'une petite 

 lampe électrique. Pour projeter dans l'œil à examiner l'image de la 

 source lumineuse, M. Gullstrand a recours à une lentille asphérique 

 exempte d'aberrations. Jl obtient ainsi dans la pupille une image très 

 petite, très brillante, et très nettement limitée du filament incan- 

 descent. 



En combinant l'usage de la lampe Nernst et celui de la lentille 

 asphérique, M. Gullstrand a fait construire un instrument appelé lampe 

 Nernst à fente qui lui a permis de reconnaître les opacités les plus 

 légères non seulement dans la cornée, l'humeur aqueuse et le cristallin, 

 mais aussi dans le corps vitré. lia fait remarquer que, s'il est plus avan- 

 tageux, pour examiner les défauts de transparence des milieux optiques 

 de l'œil, de se servir d'un miroir plan que d'un miroir concave, cela 

 tient à ce que la partie éclairée de la rétine, qui joue le rôle de source 



(1) A la fin de son article sur l'endoscopie, M. Guilloz recommandait déjà 

 l'emploi de cette source. 



