1250 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Présidence de M. Hallion, Vice-président, 



Electbodes impolarisables, 

 pour l'excitation des nerfs et muscles de l'homme, 



par G. Bourguignon. 



Ces électrodes présentent les mêmes dimensions et la même forme 

 que les électrodes employées actuellement en électrodiagnostic par les 

 électrothérapeutes. 



Les plaques sont constituées par une plaque d'argent, P, doublée d'une 

 lame de fibre, F, qui constitue à la fois un isolant et un soutien pour la 

 plaque d'argent. Le fil conducteur est réuni à l'électrode par une petite 

 borne fixée à l'extrémité d'une tige d'argent qui traverse la fibre et est 

 soudée à la plaque d'argent. J'ai fait faire trois plaques d'environ 

 7 cent. X 5 cent., 9 cent. X 6 cent, et 11 cent. X9 cent., répondant aux 

 dimensions des plaques les plus usuelles. 



Les tampons sont constitués par un tampon d'ébonite, E, de la taille 

 des tampons de charbon des électrodes courantes. Le tampon d'ébonite 

 est traversé par une petite tige de cuivre, filetée. A la face inférieure du 

 tampon d'ébonite est encastré un disque d'argent, A, dans lequel sévisse 

 la tige filetée qui traverse rébonite. Cette électrode est portée par un 

 manche en bois. Une petite borne fixée à l'origine de la tige métallique, 

 que recouvre un manchon de gutta, permet de fixer le fil conducteur. 

 J'ai fait faire deux tampons, l'un de 1 cent. 2 de surface et l'autre de 

 5 cent. 2 de surface. 



Pour rendre ces électrodes impolarisables, il suffit de les chlorurer 

 par électrolyse, comme on le fait pour l'excitateur de M. Lapicque, en les 

 mettant dans une solution de NaCl dans l'eau distillée à 3 ou 4 p. 1000 

 dans laquelle passe un courant de 10 à 15 mA pendant quelques heures. 



Pour l'usage, il suffit de les recouvrir d'une substance absorbante 

 imbibée d'une solution de NaCl à 3,5 p. 1000. 



La plaque est garnie d'amiante filamenteuse, maintenue contre 

 l'électrode en enveloppant le tout avec du papier d'amiante. Cette gar- 

 niture présente l'avantage de constituer une garniture impolarisable et 

 de rester humide très longtemps. 



La dessiccation est complètement évitée en recouvrant l'électrode 

 d'une lame de caoutchouc, C, que traverse la tige à laquelle est fixé le fil 

 conducteur, et en maintenant l'électrode appliquée sur la peau avec 

 deux ceintures élastiques au lieu d'une seule. 



Pour les tampons, je les recouvre soit] de coton hydrophile, soit de 



